1^2 Referate und Besprechungen. VII, 2. 



zwei in einiger Entfernung von einander gestellte enge Blendenöffnungen 

 im Pohxrisatortubus, welche nur einem centralen, parallelen Lichtbündel 

 Zugang gestatten. Die Trennungsfuge des Polarisators muss sich mit 

 den von vorn nach hinten verlaufenden Fäden der Oculare decken, was 

 mit der Schraube des Schlittenschiebers bewirkt werden kann. Die An- 

 wendung des Halbschattenpolarisators geschielit in der Weise, dass man 

 denselben dem stauroskopisch zu bestimmenden Object möglichst nahe 

 bringt und das Mikroskop auf die Trennungsfnge scharf einstellt. Einen 

 sehr empfindlichen Schattenwechsel erzielt man , wenn das Mikroskop 

 horizontal gestellt ist und das Licht einer ruhig brennenden Natriura- 

 flamme durch ein nicht zu weites Diaphragma auf den Polarisator fällt. 

 5. Beleuchtungs Vorrichtung nach Soeby dient zur Beob- 

 achtung der Brennpunktseigenschaften gerader Linien , welche durch 

 doppelbrechende Krystallplatteu unter dem Mikroskop betrachtet wer- 

 den*. Sie wird gebildet von einer Hülse, welche oben ein mit der 

 Frontlinse dem Objecttisch zugewendetes Objecttivsystem (No. 3) und 

 unten eine Diaphragmenscheibe trägt. Durch Drehung dieser Scheibe 

 gelangen der Reihe nach neun Oeffaungen von 0*2 bis 7 mm in das 

 Centrum der Hülse. Ueber der Scheibe befindet sich in der Hülse eine 

 Glasplatte, in Avelche zwei aufeinander senkrechte Scharen gerader 

 Linien eingeätzt sind. — Dieselbe Vorrichtung wird zur Beobachtung 

 der inneren und äusseren conischen Refraction benutzt (s. unten). 



B. Besondere Oculare. 



1. S chraubenmikrome terocular unterscheidet sich nicht 

 wesentlich von den bekannten Apparaten gleicher Art '^. Zu bemerken 

 ist, dass der aufsetzbare Analysator auf das RAMSDEN'sche Ocular gesetzt 

 werden kann. Mit dem Hülfsobjectiv verbunden bildet dieses Sclirauben- 

 ocular ein gutes Hülfsmittel zur Ausmessung des Abstandes der Spuren 

 optischer Achsen im couvergenten polarisirten Lichte. 



2. Goniometerocular besteht aus einem RAMSDEN'scben Ocular, 

 welches auf ein Fadenkreuz gerichtet ist. Letzteres ist durch vier 

 Justirschrauben genau in die Achse eines Kreises centrirt und kann mit 

 diesem gegen einen festen Nonius gedreht werden, welcher zwei Minuten 

 angiebt. Das Ocular dient zur Ausmessung in der Ebene. 



3. Ocular mit BABi>;ET'schem Compensator dient zur Bestim- 



») Zeitscbr. f. Krystallogr. Bd. III, 1879, p. 309, 

 2) Divi^i, L., 1. c, Bd, I, 1882, p. 638. 



