VII, 2. 



Referate und Besprecliungen. 



183 



mung der Differenz der Brechungsexponenten der beiden durchlaufenden 

 Strahlen bei doppelbrechendeu Körperu', 



4. Abbe's Sp ectr alocula r -. 



5. Quarzkeilcomparator (Figur 3) gestattet die directe 

 Vergleichung der Polarisatiousfarbe einer doppelbrecheuden Substanz 

 mit derjenigen einer Quarzplatte von bekannter Dicke. Der Verf. liat 

 an dem von A. Michel-L^vy ^ erfundenen Instrumente einige Aende- 

 rungen angebracht. Der Comparator wird in den Tubus T des Mi- 

 kroskops eingeschoben und besteht in diesem Theile aus einem gewöhn- 



lichen schwachen Oculare, in welcliem an Stelle der Gesichtsfeldblende 

 ein mit den H3'potenusenflächen zusammengekittetes Doppelprisma von 

 Glas PP' eingesetzt ist. Die Ilypotenusenfläche P' ist bis auf eine 

 kleine centrale Kreisfläche versilbert. In diesem kleinen Gesichtsfelde 

 erscheint die Polarisationsfarbe des Präparates. — Seitlich in dem 

 Cylindermantel des Oculars ist eine Röhre eingesetzt, welche die Haupt- 

 theile des Comparators trägt. Das Licht wird durch den Spiegel s 

 mittels eines totalreflectirenden Prismas r dem Polarisator n zugeführt, 

 dessen Fassung drehbar und für die Orientirung mit Strichtheiluug ver- 



') RosENBuscii, H., Mikroskopische Physiograpliie der Mineralien und Ge- 

 steine Bd. I, 1885, p. 150. 



^J DrppET., L., 1. c. Bd. I, 1882, p. 611. — Behrens, W., Kossei., A. und 

 ScHiEFFERDECKER, P., Das Mikfoskop Bd. I, 1889, p. 69. 



3) Michel-Lew, A., Les mineraux des rocbes, Paris, 1888, p. 55, 



