346 



Referate und Besprechungen. 



VII, 3. 



Referate iiud Besprecliimg^en. 



1. Präparationsmethoden im Allgemeinen. 



Aubert, Das binoculare Perimikroskop (Pflüger's Archiv f. 



d. ges. Physiol. Bd. XLVII, 1890, p. 341—346 m. 2 Figg.). 



Verf. beschreibt und empfiehlt das auf seine Veranlassung hin 



von dem Mechaniker Herrn Westien in Rostock construirte Instrument. 



Dasselbe ist im wesentlichen eine WESTiEN*sche binoculare Lupe mit 



bedeutend stärkerer Vergrösserung (25malig). 



Wie die beistehenden beiden Figuren erkennen lassen, besteht 



das Instrument aus einem Dop- 

 Pi $ Pj peltubus, der mittels eines Ge- 



stells, das sich auf die beiden 

 Säulen B, B' stützt, auf dem 

 schweren Rahmen A aufruht. 

 Wie bei der WESTiEN'schen 

 Lupe , sind die Objectivlinsen 

 an der Seite, an welcher sie 

 zusammenstossen, so abge- 

 schliffen, dass die beiden Seh- 

 linien sich genau auf dem Ob- 

 ject vereinigen. Das wahre 

 Gesichtsfeld hat bei 25maliger 

 Vergrösserung 10 mm Durch- 

 messer, der Abstand zwischen 

 Objectiv und Object beträgt 

 40 mm. Lichtstärke, Sehtiefe 

 j^ und stereoskopischer Effect 



sollen durchaus befriedigend 



sein und eine genaue Präparation des Objects mittels feiner Nadeln 



gestatten , wobei der Rahmen A als Stütze für die Hand dient. Die 



TT 



TT 



