348 Referate und Besprechungen. VII, 3. 



gleichen Durchmesser aufliegt und durch das über seine Oeflfnung ge- 

 legte Deckglas verschlossen wird. Diese Einzeltheile sind durch Ad- 

 häsion mittels eines aus Metall gefertigten Compressoriums mit einander 

 vereinigt. Das Compressorium wird von zwei durchlochten Scheiben 

 gebildet, die durch je zwei mittels Bajonettverschluss ineinandergreifende, 

 verticale Klammern zusammengehalten werden. Durch Drehung der 

 beiden Scheiben um einander lässt sich ein hinreichend hermetischer Ver- 

 schluss der Kammer erreichen; das Deckgläschen ist durch ein rundes 

 Kautschukblatt von der oberen Scheibe getrennt. Der Vorzug und 

 das Neue dieser Kammer liegt in der Substanz der Sei- 

 tenwände. Man kann durch diese Kautschukwand mit Leichtigkeit 

 ein fein ausgezogenes Manometer, ein kleines Thermometer einführen 

 und ebenso ein Paar Glasröhren, um irgend ein Gas, einen Dampf oder 

 eine Flüssigkeit durchzuleiten. Gewöhnlich sind diese Zuleitungsröhren 

 mittels Watte verschlossen und gestatten so den Zutritt der athmosphä- 

 rischen Luft. Der Apparat kann im Autoklaven vollständig sterilisirt 

 werden, worauf man durch ein mit glühender Nadel durch den Kautschuk- 

 ring gebohrtes Loch einen Tropfen Nährflüssigkeit mittels einer Capillar- 

 pipette auf die Mitte des Deckglases bringt und das Loch mit Paraffin 

 verschliesst. Erst wenn man sich nach einiger Zeit überzeugt hat, dass 

 die Zelle steril geblieben ist, besät man sie mittels eines Platindrahtes 

 oder einer sterilisirten Capillarpipette durch das erwähnte Injectionsloch, 

 welches sofort wieder geschlossen wird. Einfacher ist die Impfung 

 mittels gekrümmter Pipette durch eine weite und kurze Zuleitungsröhre. 

 Mit Hülfe einfacher Modificationen gestattet der Apparat, den Einfluss 

 verschiedener Temperaturen zu untersuchen, indem man an Stelle des 

 einzigen Kautschukringes zwei dünnere, durch eine Glasscheibe ge- 

 trennte verwendet und durch die so gebildete untere Kammer warmes, 

 beziehungsweise kaltes Wasser leitet; auf die gleiche Weise lässt sich 

 die Wirkung der einzelnen Theile des Spectrums analysiren, wenn man 

 die untere Kammer mit geeigneten Absorptionsflüssigkeiten füllt. Will 

 man das Verhalten gegenüber zwei gleichzeitig wirkenden Gasen kennen 

 lernen, so theilt man die Kammer durch eine verticale Glaswand in zwei 

 Hälften, die nur durch einen capillaren, von dem Culturtropfen eingenom- 

 menen Raum mit einander commuuiciren , und füllt beide Hälften der 

 Kammer mit verschiedenen Gasen. Bei Cultur von Anaerobien(im luftleeren 

 Raum) muss das Deckglas in geeigneter Weise, z. B. durch eine Metall- 

 scheibe mit enger Oeffnung, gestützt werden etc. Den Schluss bildet eine 

 Reihe specieller Gebrauchsvorschriften. — Die „Cellule Fayod" ver- 

 einigt nicht nur auf kleinem Raum die Vortheile verschiedener Special- 



