VII, 3, Strasser: Das Schnitt-Auf klebe-Mikrotonr. 295 



allen Theilen auf die besonderen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, 

 selbst z. B. in der Form der Messer. Gegenüber meinen ersten Mo- 

 dellen war überhaupt Manches im einzelnen zu verbessern. Besondere 

 Schwierigkeit machte es, -das neue Instrument auch für jede beliebige 

 schräge Messerstellung bis zu einer Schrägstellung von 45 bis 50" 

 brauchbar zu machen. Endlich musste gerade für das Schneiden grösserer 

 Objecte, für welche das neue Verfahren im Princip am meisten zu leisten 

 versprach, ein ganz neues Modell mit doppelter Schlittenbahn, wie sie 

 an dem Mikrotom von Vinassa für pharmakognostische Bedürfnisse be- 

 reits eingeführt ist*, gebaut werden. 



Im Sommer 1889 konnte ich ein solches grosses Schnitt-Aufklebe- 

 Mikrotom, welches Schnitte vom Umfang einer ganzen Grosshirnhemi- 

 sphäre zu schneiden erlaubt, im bernischen ärztlich - pharmaceutischen 

 Bezirksverein demonstriren. Das Papierbaud wird bei diesem Instru- 

 ment vorn nicht durch eine Klammer gefasst, sondern durch drei Wal- 

 zen, von denen die eine über der oberen Seite des Bandes in seiner 

 ganzen Breite liegt, durch Schnur und Gewichte gedreht wird und das 

 Triebrad darstellt; ihr stehen au der unteren Seite des Bandes unter 

 den Rändern desselben zwei schmale, scheibenartige Walzen, die sich 

 je nach der Breite des Bandes verschieden stellen lassen, gegenüber. 

 Ein solches Getriebe functionirt ganz gut; wir haben aber doch schliess- 

 lich bei den neuen grossen Schnitt-Aufklebe-Mikrotomen für das Vor- 

 ziehen des Papierstreiferis von dieser etwas complicirten Vorrichtung 

 Umgang genommen imd statt ihrer wieder eine „vordere Klammer" in 

 Anwendimg gebracht mit Hinzufügen von Führungsstangen. 



Hand in Hand mit den Bestrebungen zur Vervollkommnung des 

 Mikrotomes gingen andere, welche die Verbesserung der Methoden der 

 Schnittnachbehandlung zum Gegenstand hatten. Erst als in dieser 

 Hinsicht der gewünschte Erfolg gesichert erschien, konnte daran gedacht 

 werden, das neue Instrument als ein brauchbares Hülfsmittel der Tech- 

 nik dem Verkehr zu übergeben. Es galt, eine Firma, welche genügende 

 Sicherheit für die technisch - correcte Ausführung der Instrumente und 

 deren weitere Vervollkommnung bietet, für die Sache zu interessiren 

 und mit ihr zusammen die endgültigen Verhältnisse der verschiedenen 

 Modelle festzustellen. Die Herren A. Meyer u. Co., Enge-Zürich, haben 

 sich nun der Angelegenheit in thatkräftigster Weise angenommen - und 



1) Vinassa, E., diese Zeitschr. Bd. II, 1885, p. 309; Bd. IV, 1887, p. 295. 



2) Ich bemerke ausdrücklich, dass die Firma A. Meyek u. Co. die einzige 

 ist, welche von mir die Erlaubniss zur Fabrication und zum Vertrieb des 



