434 Pfeffer: Ein neuer heizbarer Objecttisch. VII, 4. 



beiden Armen der Kupferplatte stehenden Gasfiamraen (f) und damit 

 der Wassertemperatur besorgt ein empfindlicher SxKicKER'scher Regu- 

 lator (r), dessen rechtwinklig abgebogenes Quecksilbergefäss horizontal 

 in Wasser liegt, und dessen verkürzter verticaler Endtheil nicht bis zur 

 Höhe des Oculars reicht. 



Die zwei, 3 bis 4 mm hohen Hartgummistreifen (c in Figur 2), auf 

 welchen die Kupferplatte ruht, besitzen Ausschnitte zur Aufnahme von 

 Klammern e, welche in der in Figur 2 angedeuteten Weise zur Be- 

 festigung der Heizplatte h auf den Objecttisch b des Mikroskopes dienen. 

 Der Glaskasten (y) ist somit auf der Kupferplatte ungehemmt verschieb- 

 bar und durch leichtes Verschieben desselben können auch während der 

 Versuche die Beobachtungsobjecte in dem Gesichtsfeld des Mikroskopes 

 verrückt werden. Behufs Beleuchtung der Objecte besitzt die Kupfer- 

 platte einen grösseren kreisrunden Ausschnitt, und ist ein Flächenstück 

 des Bodens im Glastrog beiderseitig polirt. Durch Höherschieben lässt 

 sich der Brennpunkt des Mikroskopspiegels in die Objectebene bringen, 

 während durch die in gewöhnlicher Lage befindliche Irisblendung oder 

 auch durch auf den Objecttisch aufgelegte Blenden der Lichtzutritt in 

 gewünschter Weise geregelt werden kann. Die Temperatur von Wasser 

 und Object wird durch ein Thermometer (t Figur 1) gemessen, dessen 

 Quecksilbergefäss sich neben dem Objectträger befindet. Zum Fest- 

 halten von Thermometer und Regulator reichen gewöhnliche Stative 

 aus, doch kann man natürlich auch Klammern in geeigneter Weise an 

 den Körper des Mikroskops anbringen oder auch durch entsprechende 

 Hartgummiklammern eine Fixirung an die Wand des Glastrogs erreichen. 



Bei längerer Versuchsdauer wird die Wasserverdampfung zumeist 

 wohl ausreichend durch Bedeckung mit einer Glasplatte {g in Figur 1) 

 herabgedrückt. Besteht diese aus zwei Hälften mit entsprechenden 

 Ausschnitten, so kann sie nach Zusammenstellen des Apparates und 

 Einstellen des Objectivs leicht aufgelegt und entfernt werden. Uebrigens 

 lässt sich auch, ohne Nachtheil für die Regulation, das Wasserniveau 

 constant erhalten, indem man sich z. B. des weiterhin zu beschreibenden 

 Heberwerks bedient (vgl. Figur 5), jedoch ist es dann geboten, dem in 

 den Glastrog ragenden Stück des Glasrohrs einen geringen Durchmesser 

 zu geben. 



Dürfen die zu beobachtenden Gegenstände mit dem Wasser des 

 Glastroges in Berührung kommen, so werden die in gewöhnlicher Weise 

 beschickten Objectträger auf die erwähnten Glasbrückchen gelegt 

 (Figur 2, o), wobei es sich aber empfiehlt, durch Anschmelzen von 

 Wachströpfchen oder durch dünne Kautschukringe (wie man sie als 



