VII, 4. Pfeffer: Ein neuer heizbarer Objecttisch. 441 



und durch Zufluss von heissem Wasser kann die Steigerung sehr be- 

 schleunigt werden. Durch Einbringen von Eis oder Kältemischungen 

 in den Glastrog sind aber auch Beobachtungen bei niederer Temperatur 

 ausführbar. 



Die Beobachtung submerser Objecto mittels eines Immersions- 

 systems wurde schon von Velten und neuerdings von Ranvier ange- 

 wandt. Velten's' einfacher Apparat — er besteht aus einem Beclier- 

 glas mit Zufluss und Abfluss von Wasser — entbehrt der Handlichkeit 

 und der automatischen Temperaturregulirung. Ranvibr's^ Methode, 

 das ganze Mikroskop bis über den Objecttisch in Wasser zu stellen, 

 schädigt unvermeidlich die Stative, giebt aber ausserdem gute Resultate 

 und würde natürlich auch eine feine Regulirung der Wassertemperatur 

 zulassen. Handlicher ist übrigens die hier beschriebene Methode, 

 welche thatsächlich allen billigen Anforderungen Genüge leistet, und 

 ebensowohl beliebige Präparate, als auch Culturen von Pilzen, Bacterien 

 u. 8. w. bei genau eingehaltener Temperatur zu beobachten gestattet'. 

 Die erhöhte Lage des Objects über dem Tisch des Mikroskopes hindert 

 nicht, durch entsprechende Verschiebung des Spiegels die richtige Be- 

 leuchtung, auch für starke Vergrösserungen, zu erhalten. Freilich würde 

 die bisher von mir nicht versuchte Anwendung von Abbe's Beleuchtungs- 

 apparat eine veränderte Construction des Condensors oder ein Einsetzen 

 dieses in den durchbohrten Boden des Glastroges fordern. 



Wenn ich somit dem beschriebenen Apparat gegenüber allen an- 

 deren mir bekannt gewordenen Einrichtungen den Vorzug geben muss, 

 sobald es sich um genaue oder zeitlich ausgedehnte Temperaturbeob- 

 achtungen handelt, so rathe ich doch dann, wenn kürzere Beobachtun- 

 gen bei nur annähernd bekannter Temperatur zu machen sind, einen 

 der einfachen und natürlich schneller und bequemer zu handhabenden 

 heizbaren Objecttische, z. B. den von M. Schultze, zu benutzen. 



Eine Kritik der bisher bekannt gewordenen mikroskopischen Heiz- 

 einrichtungen liegt nicht in meiner Absicht"*. Dass die verschiedenen 



») Velten, W., Flora 1876, p. 196. 



2) Ranvier, L., Methode nouvelle pour etudier au microscope les elements 

 et les tissus des animaux ä sang chaud ä leur temperature physiologique 

 (Comptes rendus de TAcad. des Sc. Paris t. CX, 1890, p. 686 ; cfr. diese Zeit- 

 schr. Bd. VII, 1890, p. 486). 



3) Eine Temperatur über 50 bis 60" C. dürfte bei dieser und jeder 

 anderen Methode den Objectiven gefährlich werden, 



*) Eine Zusammenstellung verschiedener Apparate findet sich bei Gscheid- 

 r.EN und zum Theil auch in den p. 439 Anmerkung citirten Werken. Vgl. auch z. B.. 

 den neuesten Preiscourant von Rohrbeck in Berlin. 



