442 Pfeffer: Ein neuer heizbarer Objecttisch. VII, 4. 



beizbaren Objecttiscbe die wabre Temperatur des Objectes nur an- 

 nährend zu bestimmen erlauben, ist übrigens genügend bekannt. Die 

 zuverlässigsten, aber keineswegs ganz genauen Resultate gab mir bis- 

 her der SACHs'sche Heizkasten in einer verbesserten Form'. Die Tem- 

 peratur dieses kleinen Luftbades ist aber auf die Dauer kaum genauer 

 als auf ± 0*2 " C. zu reguliren. Ferner bewahrt das Objectiv, ins- 

 besondere bei höheren Temperaturen des Luftraumes, durch seine Ver- 

 bindung mit den nach aussen hervorragenden Metalltheilen und vermöge 

 der guten Wärmeleitung dieser, eine niedrigere Temperatur und wirkt 

 so bei grosser Annährung auch merklich abkühlend auf das Deckglas *. 

 Hierdurch kommt es, wenn man bei höherer Temperatur im dampf- 

 gesättigten Räume arbeiten muss, zu einem störenden Beschlagen des 

 Objectivs, sofern man nicht durch besondere Einrichtungen für ent- 

 sprechende Erwärmung des ausserhalb befindlichen Tubus sorgt. Lästig 

 ist ferner bei diesem Apparate die Unzugänglicbkeit des Objects wäh- 

 rend der Beobachtung. Doch habe ich wenigstens eine Verschiebbar- 

 keit des Objectträgers ohne Oeffnen des Apparates dadurch erreicht, 

 dass ich Kautschukfinger in Oeffnungen der Seitenwand des Kastens, ein 

 wenig oberhalb des Objecttisches, einsetzbar machte. 



* * * 



Das Eintauchen der Culturgefässe in Wasser kann übrigens auch 

 für Pilze, Bacterien u. s. w. dann mit Vortheil angewandt werden, wenn 

 es auf Erhaltung sehr constanter Temperatur ankommt ^ Ich nehme 



>) Der von Flügge (Zeitschr. f. Hygiene Bd. IV, 1888, p. 373) angegebenen 

 Form ziehe ich eine der ursprünglichen Gestalt des Apparates sich mehr an- 

 nährende Construction vor. 



2) So fand ich gelegentlich bei thermoelektrischer Messung Differenzen 

 bis 0'5" C. zwischen dem Wasser unter dem Deckglas und dem benachbarten 

 Luftraum. Gewöhnlich wird auch nicht beachtet, dass bei grösserer Tempe- 

 raturdifferenz durch den hervorragenden Theil des Thermometers eine nennens- 

 werthe Depression der Temperaturangabe erzielt werden kann. Dieser Fehler 

 lässt sich sehr einengen, indem man über diesen freien Theil eine einseitig 

 geschlossene Glasröhre so anbringt, dass der Binnenraum dieser von dem Luft 

 bade aus mit warmer Luft versorgt wird. Dieser Fehler ist bei den hier 

 m Betracht kommenden Temperaturen zumeist verschwindend gering, wenn 

 das nicht zu kleine Quecksilbergefäss in Wasser taucht. 



^) Wenn es auf sehr genaue Kenntniss der Temperatur ankommt, kann, 

 wo es angeht, das Untertauchen der ganzen Apparate in Wasser nicht genug 

 empfohlen werden. Stative für solche Zwecke, in welchen alles Eisen ver- 

 mieden ist, fertigt nach meinen Angaben Mechanicus Bühler in Tübingen. 

 Als Eintauchgefässe dienen je nach Umständen Glaströge, grosse Glascylinder 



