VII, 4. Schiefferdecker: Die Kochs -Wolz'sche Mikroskopirlampe. 455 



sehr empfehlen dürfte, während die Lampe bei ungünstiger Beleuchtung 

 oder bei besonders schwierigen Objecten in Thätigkeit zu treten hätte. 

 Allerdings wird die Correction der Farbe wahrscheinlich bei jeder Lampe 

 leichte Abweichungen zeigen, da jeder Glasstab für sich corrigirt werden 

 muss, doch scheint es, dass die Fehler keine bemerkenswerthe Grösse 

 erreichen werden. 



Lässt man die Blende fort und benutzt die volle leuchtende 

 Fläche des Stabes zur Belichtung des Objects, so erhält man ein Bild, 

 bei dem die Farben des Objects mehr hervortreten gegenüber den Con- 

 turen, ohne dass indessen das bekannte Farbenbild auftritt. 



Wünscht man die Lampe zur Beleuchtung eines ABBE'schen 

 Apparates zu verwenden, so muss man statt des gekrümmten einen 

 geraden und sehr dicken Stab einführen. Das äussere Ende dieses muss 

 dem Concavspiegel so gegenüber stehen, dass es von demselben etwa 

 9 bis 10 cm entfernt ist, und dass das Licht auf die Mitte des Spiegels fällt. 

 Diese Einstellung zu erreichen ist nicht so schwierig als es erscheinen 

 möchte, man muss es nur erst einmal gemacht haben. Bei dieser Stel- 

 lung erhält man bei grosser Lichtintensität auch das bekannte Farbenbild. 

 Ebenso vermag man mit Hülfe der Blendenverschiebung unter dem Be- 

 leuchtungsapparate schiefes Licht anzuwenden und so Diatomeen etc. zu 

 untersuchen. 



Die Regulirung mittels des Sauerstoffhahns (Sh) wird 

 nur dann nöthig, wenn man mehrere Lampen mit demselben Ballon in 

 Verbindung setzt, um die eventuell grössere Reibung an den verschieden 

 langen Schläuchen auszugleichen. 



Nach dem, was ich bisher von der Lampe mitgetheilt habe, wird 

 es nicht Wunder nehmen, wenn ich dieselbe allen Mikroskopikern aufs 

 beste empfehle. Es scheint mir in der That, dass diese Mikroskopirlampe 

 dem Ideal sehr nahe kommt und eine wesentliche Lücke in unserem 

 Apparatenschatze ausfüllt. Sowohl der Anatom, wie der Pathologe, 

 der Forscher wie der praktische Arzt werden die Lampe vielfach ge- 

 brauchen können und müssen, schon die jetzt in so ausgedehntem Maasse 

 nothwendigen Bacterienuntersuchungen werden dazu Veranlassung sein. 



Was nun Preis etc. anlangt, so ist darüber Folgendes mitzutheilen. 

 Die Lampe mit einem geraden und einem gebogenen Stabe wird von 

 dem Mechaniker Herrn Wolz in Bonn zu dem Preise von 50 Mark ge- 

 liefert. Ein Zirkoncylinder kostet 2*40 Mark. Den Sauerstoffballon 

 bezieht man aus der Fabrik von Dr. Elkan in Berlin N., Tegelerstrasse, 

 für 80 Mark, die Füllung desselben, 1000 Ltr. Sauerstoff, kostet 12 Mark, 

 in Summa also 92 Mark. Wünscht man auf dem Ballon noch einen 



