VII, 4. 



Referate imd Besprechungen. 



487 



nimmt es Gase auf, welche bei Erhöhimg der Temperatur in Form von 

 Blasen frei werden. Treten solche zwischen Objectivlinse und Deckglas, 

 wodurch das Bild verwaschen wird , so muss man sie mittels eines Pin- 

 sels entfernen. Verf. behauptet, dass diese Vorrichtung äusserst bequem 

 sei, und dass er mit derselben jetzt in kurzer Zeit schon mehr Unter- 

 suchungen gemacht habe als sonst in vielen Jahren. Ref. möchte hier 

 daran erinnern, dass vor 2 bis 3 Jahren Zeiss ein Mikroskop ausgestellt 

 hatte , welches sich in einem Wärmeschrank befand. Bei dieser Vor- 

 richtung würde man dann nicht allein auf den Gebrauch von Wasser- 

 immensionslinsen angewiesen sein, sondern jedes beliebige Trocken- 

 system und jede Oelimmersion benutzen können. (Allerdings kostete 

 diese Heizvorrichtung nach Pfeiffer 60 bis 70 Mark.) 



Scliiefferdecker {Bonn). 



Wulff, Ct., Eine Methode die ebenen Winkel mit dem Mikro- 

 skope zu messen (Zeitschr. f. Krystallogr. Bd. XVIII, 1890, 

 p. 277—279). 



Die mitgetheilte Methode zeichnet sich durch eine allgemeine An- 

 wendbarkeit aus und zwar können auf Grund derselben noch Winkel 

 gemessen werden, wenn deren Spitze und selbst wenn beide Seiten 

 desselben nicht zugleich im Gesichtsfelde liegen. 



Es stelle der Kreis A^ J5| A2 S2 die Grenze des Gesichtsfeldes 

 dar, und es seien Äi Ä^ und Si Bo die Fäden des Fadenkreuzes. Es 

 ist die Grösse cp des Winkels KL 31 zu messen. Seien i\ V2Wi und ic^ 



A. 



die Punkte, in welchen die Schenkel des Winkels den Kreis schneiden, 

 so ist durch die Messung der Bögen i\ iVi und Vq w-z auch cp bestimmt, da 



9 = Y (^2 «^'2 — Vi ^vi)- 



Die Aufgabe ist demnach auf die Messung der Bögen v, it\ und v^ to-z 

 zurückgeführt. Zu diesem Zwecke wird der Objecttisch so centrirt, 



