VII, 4. Pfeffer: Ein neuer heizbarer Objecttisch. 443 



dessbalb hier Gelegenheit, weitere Kreise mit einem trefflich functio- 

 nirenden Wasserthermostaten bekannt zu machen, welchen Ostwald' 

 construirte, und dem ich die nöthigen Einrichtungen für die angedeuteten 

 Zwecke hinzufügte ^. 



Ein Wasserbad aus emaillirtem Eisenblech (10 bis 40 Liter In- 

 halt) hat innen einen aus parallelen Messingstäben gebildeten Boden 

 (Figur 5 A, ni), unter welchem das U-förmige mit 30procentiger Chlorcal- 

 ciumlösung gefüllte Glasrohr (r) des Regulators liegt. Dieses Gefäss com- 

 municirt mit dem ausserhalb des Wasserbades befindlichen U-rohr (g), 

 das mit Quecksilber gesperrt ist und in üblicher Weise den Zustrom 

 des Gases zur Heizflamme regulirt''. Der grosse Rauminhalt des Re- 

 gulators, sowie die ansehnliche Ausdehnung der Chlorcalciumlösung (der 

 Coefficient ist ungefähr dreimal so gross als der des Wassers) sorgen 

 bei niederer und höherer Temperatur für eine dauernde Constanz der 

 Temperatur bis ± 0*05 " C., während der rechtzeitige Abschluss des 

 mit Glashahn versehenen Sammelgefässes (h) gestattet, die gewünschte 

 Temperatur einzustellen'*. Zur Herstellung gleichmässiger Temperatur 

 im Wasser dienen die vier Schaufeln («) eines Rührwerks, dessen leichte 

 Verticalachse auf einem Achathütchen (bei a) spielt und am oberen Ende 

 eine aus Draht und Papier construirte Windmühle (f) trägt, die durch 



oder nach Art der Aquarien gebaute Gefässe. Vgl. z. B. Stich, Flora 1891, 

 p. 3 u. Pfeffee, W., Osmotische Untersuchungen 1877, p. 22. 



•) OsTWÄLD, Zeitschr. f. physikal. Chemie 1888, Bd. II, p. 564. 



*) Diesen Apparat kann Herr Mechanikus Petzold (vgl. p. 433 Anmer- 

 kung) liefern. 



3) Das über der Quecksilberkuppe stehende Ende der Gaszuführungsröhre 

 ist horizontal, nicht schief abgeschnitten, wie es zum Nachtheil der Empfind- 

 lichkeit von Regulatoren gewöhnlich der Fall ist. — Um automatischen Ab- 

 schluss des Gases bei Erlöschen der Flamme zu sichern, habe ich es vortheil- 

 haft gefunden, die bekannten Kocn'schen Thermometerspiralen von dem Brenner 

 zu trennen und an ein Gasrohr zu setzen, an welchem sich also auch der durch 

 Federkraft zu schliessende Gashahn befindet. Die Spirale lässt sich so jeder 

 beliebigen Flamme in ausreichender Weise annähren imd kann, da von dem 

 Gasrohr aus verschiedene Flammen versorgt werden können, für den Abschluss 

 einiger Flammen sorgen. Den Apparat Hess ich bei Roiirbegk in Berlin an- 

 fertigen. 



*) Den auf Ausdehnung von Flüssigkeit beruhenden Thermoregulatoren, 

 die auch z. B. mit den sich noch stärker ausdehnenden Flüssigkeiten wie 

 Alkohol oder Aether, gefüllt werden können, gebe ich vor allen anderen den 

 Vorzug. Sind die Regulatoren in einem Lufträume zu halten, so muss für 

 thunlichste Verminderung des Inhalts und möglichste Vermehrung der Ober- 

 fläche gesorgt werden, damit der Regulator möglichst schnell der Lufttempe- 

 ratur folgt. 



