452 Schiefferdecker: Die Kochs -Wolz'sche Mikroskopirlampe. VlI, 4. 



Gr) wird die Mischung von Sauerstoff und Leuchtgas zugefülirt. Die 

 an beiden Rohren vorhandenen Hähne {Sh, Gh) erlauben eine Regu- 

 lirung des Zuströmens beider Gase. Da eine solclie für gewölinlich nur 

 bei dem Gasrolir nötliig ist und wälirend des Mikroskopirens von dem 

 Beobachter, auch oline hinzusehen, leicht muss ausgeführt werden können, 



2. 



sO hat der Gashahn (Gh) einen grossen Schraubenkopf erhalten, der 

 auch weiter vorspringt als der des Sauerstoffhahnes (Sh). Die Gase 

 werden durch Gummischläuche zugeleitet. In eine an der vorderen 

 Wand des Metallcylinders (MC) befindliche Metallhülse wird der in eine 

 entsprechende Hülse eingekittete Glasstab (G) eingeschoben. Sein in- 

 neres Ende liegt gegenüber der leuchtenden Fläche des Zirkonkörpers, 

 während sein äusseres Ende so gebogen ist, dass es bequem unter die 

 Blende des Mikroskops geführt werden kann. Um die von der Lampe 



