VII, 4. Schiefferdecker: Die Kochs -Wolz'sche Mikroskopirlampe. 453 



erzeugte Wärme und etwaiges Licht abzuhalten, ist vor dem Metall- 

 cylinder ein schwarzer Pappschirm (Seh) befestigt, von dessen unterem 

 Ende ein dort befestigtes Stück dunklen Tuches (2) über den Glasstab 

 gebreitet ist. Durch diese Vorrichtung ist jede Störung des Beobachters 

 durch Licht und Wärme ausgeschlossen. Das an dem Ende des Stabes 

 hervortretende Licht ist kalt. Die Correctionsgläser befinden sich auf- 

 gekittet auf dem äusseren Ende des Stabes. 



Um die Lampe in Gebrauch zu setzen, verfährt man folgen- 

 dermaassen. Zuerst entzündet man bei voll geöffnetem Gashahu das 

 aus dem Brenner tretende Gas, sodann dreht man bei voll geöffnetem 

 Sauerstoffhahn den Hahn des Sauerstoffballons vermittels des Schlüssels 

 soweit auf, dass die Flamme leicht zischt, und wartet kurze Zeit ab, bis 

 der Leuchtkörper in voller Glut ist, was man leicht an dem Lichtschein 

 erkennt, den die Lampe auf den Tisch wirft. Hört das Zischen jetzt 

 auf, so lässt man den Hahn in dieser Stellung, dauert es fort, so dreht 

 man vorsichtig ganz wenig zu, bis das Zischen gerade aufhört. Die 

 Flamme brennt dann gleichmässig und ohne Geräusch weiter. In dieser 

 Einstellung bekommt man sehr bald die nöthige Uebung. Sodann dreht 

 man vermittels der Stellschraube die Lampe nebst Glasstab so tief her- 

 unter, dass das äussere Ende des Stabes unterhalb der Cylinderblende 

 des Mikroskops liegt, stellt dieses über den Stab, so dass das Ende des- 

 selben etwa der Mitte der Cylinderblende entspricht, und dreht nun 

 Lampe und Stab so hoch, dass die Oberfläche des letzteren sich dicht 

 unter der Blendöffnung befindet. Am besten führt man hierbei das Stab- 

 ende mit der rechten Hand, während man mit der linken die Schraube 

 handhabt, bewegt das Stabende öfters leicht hin und her, um sich zu 

 versichern, dass es nicht an der Seitenwand der Blende anstösst, ver- 

 schiebt eventuell Lampe oder Mikroskop, um die centrale Stellung zu 

 erreichen. Das Ende des Stabes drückt, an der Blende angelangt, diese 

 leicht etwas hervor, man stellt dann etwas tiefer ein, bis die Blende 

 gerade nur berührt, nicht mehr gehoben wird. 



Die Helligkeit des Lichtes regulirt man durch Drehung 

 des Gashahns (Gh). Zuerst versuchte ich die Regulirung dadurch her- 

 beizuführen, dass ich das Ende des Glasstabes vermittels der Stell- 

 schraube in verschiedene Entfernung von der Blendöffnung brachte. Es 

 zeigte sich aber, dass hierdurch Aberrationserscheinungen hervorgerufen 

 wurden, während bei dauernder Hochstellung des Glasstabes und Re- 

 gulirung mittels des Gashahns nur die Helligkeit des Gesichtsfeldes 

 geändert wird. Die Lichtintensität ist bei dieser Lampe so gross, dass 

 man selbst bei starken Vergrösserungen, z. B. Winkel's homogener Ina- 



