NOTE ADDITIOMELLE 



AU 



MÉMOIRE SUR LE DOSAGE RAPIDE 



DU CARBONATE DE CHAUX ACTIF DANS LES TERRES 

 De M. Paul de MONDESIR' 



M. Gagnebien a eu l'idée heureuse d'emboîter mon flacon d'essai 

 dans une monture en bois très analogue aux supports pour un seul 

 entonnoir. La pièce mobile le long de la tige verticale au lieu d'être 

 percée en cône est taillée de manière à laisser passer le goulot et à 

 épouser la forme de la partie supérieure du flacon. On secoue en- 

 semble flacon et support en tenant ce dernier avec les deux mains, 

 et si on a soin de prendre la terre et l'eau à la température ambiante, 

 l'échaufTement pendant l'opération est si faible qu'on peut le né- 

 gliger '. 



Un mètre pliant est fixé par son extrémité à la planchette de base, 

 et une petite pince adaptée à la pièce mobile du support maintient le 

 bout du tube quand on ne s'en sert pas pour mesurer le niveau. 



Ces dispositions peuvent également être appliquées au flacon à 

 tube entièrement en verre sauf que ce tube doit alors être vertical 

 et fixé contre le mètre. 



On remplit d'eau la poche de caoutchouc et le tube, beaucoup 

 plus aisément que ne l'indique le mémoire, en opérant comme suit: 



La poche et son tube étant en place, on ferme le goulot du flacon 

 par un bouchon muni d'un tube qui permet de souffler ou d'aspirer 

 dans le flacon. L'extrémité libre du tube de la poche est plongée 



1. 'So'iv Annales de la Science agronomique française et étrangère, 188G, t. 11, 

 p. 313. 



2. La figure ci-contre représente l'appareil pour les dispositions duquel nous ren- 

 verrons il la description donnée dans le V mémoire. 



