272 ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE. 



Tuir par le tube. Au besoin on recommence. Le même procédé 

 s'applique au flacon à tube de verre en plaçant le flacon de manière 

 que le tube soit à peu près horizontal et en adaptant à son extrémité 

 un bout de tube de caoutchouc qui plonge dans l'eau. 



L'eau mise dans le flacon pour chaque opération doit être saturée 

 d'air avant toute mesure de niveau dans le tube. Lorsqu'on opère 

 sur un poids de 50 ou 100 grammes de terre, l'agitation nécessaire 

 pour délayer cette terre opère la saturation, mais il n'en est pas de 

 même dans les tarages, les analyses de calcaires ou les essais sur 

 des terres dont on n'emploie qu'une très petite dose qui se délaye 

 d'elle-même. Dans ces cas divers si l'agitation que j'ai recommandée 

 pour uniformiser la température et la tension de la vapeur d'eau 

 est négligée , ou n'est pas suffisante pour saturer l'eau , celle-ci 

 absorbe plus tard un peu de l'atmosphère du flacon. 11 en résulte 

 des discordances qui, sans entraîner des erreurs bien considérables, 

 troublent l'esprit de l'opérateur qui peut être très longtemps à en 

 reconnaître la cause. Il est donc essentiel d'agiter toujours pendant 

 une minute après avoir versé l'eau. Il est encore préférable, surtout 

 si on a plusieurs essais à faire, de mettre sa provision d'eau dans un 

 flacon à moitié rempU qu'on agite pendant une minute. L'eau dis- 

 tillée des laboratoires est généralement très éloignée de la saturation. 



Je conseille de supprimer les tarages pour les flacons à tube de 

 caoutchouc et de les remplacer par l'emploi de la table ci-dessous : 



