40, 1. 



Referate. 



71 



Deckglases, das nötigenfalls durch einen aufschraiibbaren Metallring 

 (in der Abb. fortgelassen) festgehalten werden kann. Während der Be- 

 obachtung muß die Mikrometerschraube in Bewegung gesetzt werden, 

 da infolge des Druckes das Deckglas sich durchbiegt, eine Schwierig- 

 keit, die nicht zu vermeiden ist. Zwei Bohrungen, an die sich außen 

 dünne Kupferrohre e luftdicht anschrauben lassen, führen aus der 

 Kammer durch die Tischplatte nach außen." Zur Herstellung des 

 erforderlichen Drucks diente eine Sauerstoff bombe. Die Handhabung 

 des Apparats geschieht folgendermaßen. „Nachdem die Rohrver- 

 bindung hergestellt und dichtgeschraubt, auch das rechterhand aus 

 der Dunkelkammer herausführende Rohr geschlossen ist, wird das 

 Objekt unter das Deckglas gebracht, dann der Deckel aufgeschraubt 

 und das Objektiv eingestellt. Dann werden die Hähne der Bombe 

 geöffnet, und es beginnt die Beobachtung, wobei die rechte Hand 

 die nötige Drehung der Mikrometerschraube vornimmt, während die 

 linke die Schraube am Reduzierventil dreht, welche die allmähliche 



^^=:^MJ^^=^ 



Steigerung des Drucks bis auf die gewünschte Höhe bewirkt, die am 

 Manometer abgelesen werden kann. Übrigens ist es vorteilhafter, die 

 Bedienung der Bombe durch einen Gehilfen vornehmen zu lassen, 

 damit man seine ganze Aufmerksamkeit der Beobachtung widmen 

 kann. 



Vorversuche hatten ergeben, daß Glimmerplättchen von nur 

 0*1 mm Dicke weit widerstandsfähiger sind als Deckgläser. Von 

 ihrer Verwendung mußte aber abgesehen werden, weil sie mit starken 

 Objektiven, zumal mit Ölimmersionen ganz verschwommene und un- 

 klare Bilder geben. Übrigens hielten an der Druckkammer Deck- 

 gläser von 0'2 mm Dicke Drucke von 9 Atmosphären aus. Auf die 

 mögliche Höchstleistung habe ich nicht geprüft. 



Auch für Untersuchungen im Vakuum ist die Druckkammer ge- 

 eignet. Man verbindet sie durch die Kupferrohrspirale mit einer 

 Luftpumpe. Der Schellackkitt hält das Deckglas genügend fest. 

 Ein Übelstand besteht darin, daß im Vakuum eine rasche Verdunstung 

 stattfindet, so daß in Wasser befindliche Präparate nur verhältnis- 

 mäßig kurze Zeit beobachtet werden können." Küster (Gtcssen). 



