48 Referate. 40, 1. 



für das Paraffin sowie Pipetten usw. in den Ofen hinein. Die Vorder- 

 wand läßt sich aufklappen. P. Mayer (Jena). 



Nuzzi, 0., II celluloide nella microtecnica (Riforma med. 

 Napoli Anno 38, Nr. 35, 1922, 6 S.). 

 Ganz dünnes (etwa 0"11 mm) Celluloid eignet sich gut zu Deck- 

 gläsern, dickes vielleicht zu Traggläsern. Auch sorgfältig gereinigte 

 Films sind verwendbar. Daß Neumayer (Diese Zeitschr. Bd. 17, 1910) 

 mit Deckgläsern aus Celluloid nicht zufrieden war, liegt wohl an der 

 zu großen Dicke (0'2 bis 0*4 mm). P. Mayer (Jena). 



Malone, E. F., Sharpening microtom'e knives (Anat. Rec. 

 Bd. 24, 1922, S. 97—118). 

 Dem Verf. kommt es besonders darauf an, das Mikrotommesser 

 so herzurichten, daß die Schneide in ihrer ganzen Länge gleichmäßig 

 gut ist, weniger auf ihre äußerste Feinheit. Die Schneidekanten sind 

 am besten nur etwa 0*5 mm breit, und das Messer sollte doppelt 

 hohl geschliffen sein. (Andere Messer erfordern Schleifrücken, deren 

 Anfertigung Verf. genau beschreibt, erhalten jedoch nie so rasch eine 

 gute Schneide wie die doppelt hohlen.) Glas mit Schleifpulver, wie 

 FuNCK (Diese Zeitschr. Bd. 27, 1910, S. 75) empfiehlt, oder ein Stein 

 ist nicht gut; nur geöltes Rindleder, auf dem das Pulver besser 

 haftet, darf benutzt werden. Das Leder wird mit Leim auf irgend- 

 einem weichen Steine, der sich in den drei erforderlichen Größen 

 (12:24" für das grobe, je 8:24" für die beiden feineren Leder) 

 zurechtsägen läßt, unter besonderen Maßregeln und so sauber wie 

 irgend möglich befestigt. Es soll an allen Kanten reichlich 1 cm 

 kleiner sein als der Stein, wird dann ganz eben gehobelt und langsam 

 mit Rizinusöl sorgfältig eingerieben, wobei der Überschuß des Öles jedes- 

 mal mit Papier entfernt wird. (Die nicht benutzten Steine werden 

 durch eigene Deckel vor Staub geschützt.) Ebenfalls sehr sorgsam 

 wird das Schleifpulver dem Leder einverleibt. Es besteht aus Car- 

 borund, weil nur über dieses das Messer in der richtigen Weise hin- 

 gleitet; die käuflichen Sorten „FF" und „Sixty minute" sind aber 

 erst nach vielem Schlämmen brauchbar. Jene Sorte, für das grobe 

 Leder bestimmt, muß dann im Durchschnitt aus 35 bis 40 /x großen 

 Teilchen bestehen, die andere Sorte für das mittelfeine Leder aus 

 17, für das ganz feine aus nur 4 /^t großen. (Verf. schildert das 

 Schlämmen, und was damit zusammenhängt, auf 4 Seiten.) Auf der 

 Schleifschicht darf das Messer nur ohne jeden Druck hin und her 

 bewegt werden, stets mit dem Rücken voraus, und nie die Schneide 

 irgend über das Leder herausragen, auch muß vor jedem Ziehen die 

 Oberfläche des Leders mit der Hand wieder leicht gerauht werden. 

 Bildet sich ein Schleifgrat, so ist er durch Hinziehen über den Daumen- 

 ballen, der mit Schleifpulver bedeckt ist, zu entfernen. Auf dem 

 groben Leder hat das lose Schleifpulver anfänglich etwa 1 mm dick 



