10 Scheminzky: Einfache, empfindliche Wage für Schnellwägungen. 40,1. 



Die Wage wird von der Präzisionswerkstätte des Univ.- Mecha- 

 nikers Lud. Castagna^ hergestellt. Das von der genannten Firma 

 in den Handel gebrachte Modell wird durch Abb. 2 veranscbaulftht. 

 Die beiden Hebelarme sind wieder mit h^ und Ji^ bezeichnet worden. 

 Als Drehpunkt dient eine Stahlschneide, welche frei auf einer Stahl- 

 platte spielt. Senkrecht zum Hebel zieht von der Schneide der 

 Zeiger Z nach abwärts. Er spielt über einer in Winkelgrade ge- 

 teilten Skala. Zeiger, Hebel und Stahlschneide sind starr miteinander 

 verbunden. Das Schälchen Sch^ auf dem in Abb. 2 ein Elodeasproß 

 liegt, ist auf dem Hebelarm h^ durch eine Fadenaufhängung rei- 

 bungslos befestigt. In der schematischen Abb. 1 ist nur je ein Lauf- 

 gewicht P und Q gezeichnet worden. Wie nun aus Abb. 2 ersichtlich 

 ist, finden sich in Wirklichkeit an Stelle von P drei verschieden 

 große Gewichte : P^, P^ und Pg , an Stelle von Q ebenfalls zwei 

 verschieden große: Q^ und Q„. Der Hebelarm h^ und der Zeiger Z 

 tragen ein Gewinde, auf welchem die Laufgewichte durch Drehen 

 verstellt werden können. Zur groben Einstellung werden zuerst die 

 großen Gewichte verschoben, die Feineinstellung erfolgt durch Be- 

 wegen der kleinen. Die ganze Wage befindet sich in einem Glas- 

 kasten, um Störungen durch Luftzug zu vermeiden. Um die Mani- 

 pulation an den Gewichten bequemer durchführen und den Transport 

 leicht bewerkstelligen zu können, ist noch eine Arretiervorrich- 

 tung angebracht worden, welche von außen durch den Hebel A.V. 

 bedient werden kann. Soll die Wage arretiert werden, so wird 

 die Stahlplatte, auf der die Schneide spielt, durch Umlegen des 

 Hebels A.V. gesenkt und der Stahlkeil gleitet in zwei Gabeln, in 

 denen er festsitzt. 



Die Tangente wächst nur bei sehr kleinen Winkelwerten an- 

 nähernd geradlinig. Da die Wage aber Ausschläge bis zu 35® gibt, 

 so ist wenigstens bei allzu großen Ausschlägen keine direkte Propor- 

 tionalität zu erwarten. Die eingangs abgeleitete Tangentenformel 

 wird aber noch dadurch kompliziert, daß einerseits der Drehpunkt, 

 der hier durch die Stahlschneide gegeben ist, nicht mit dem Punkt 

 zusammenfällt, wo Zeiger und Hebelarme miteinander verbunden sind ; 

 anderseits fällt auch der Schwerpunkt des ganzen Systems, welcher 

 früher nicht berücksichtigt wurde, nicht mit dem Drehpunkt zusammen. 

 Das Ablesen der Gewichte wird daher am einfachsten mittels einer 

 Eichungskurve erfolgen, welche für eine bestimmte Empfindlichkeit 



^) Bezugstelle: Wien IX, Schwarzspanierstraße 17. 



