152 Georgi: Wolfrarabogenlampe — Lichtquelle für Mikrographie. 40,2. 



diese Liclitstärke als damals obere Grenze ans konstruktiven Rück- 

 sichten angegeben worden , ohne daß anscheinend grundsätzliche 

 Hindernisse für weitere Helligkeitssteigerung bestehen. Derartige 

 Lichtstärken werden aber lediglich benötigt in Kinematographie, 

 Episkopie und Durchprojektion in sehr großen Räumen. 



Bei Mikroprojektion und Mikrophotographie ist man glücklicher- 

 weise im allgemeinen von der Verwendung derart starker Licht- 

 quellen (bei den gebräuchlichen Lampen für 20 und 30 Amp. 10- bis 

 13000 Kerzen) abgekommen, nachdem sich im Gefolge der gemein- 

 samen Arbeiten von Prof. Gullstrand und der Firma Zeiss die 

 Möglichkeit ergeben hatte, durch Anwendung geeigneter optischer 

 Hilfsmittel Mikrophotographie ohne störend lange Exposition bereits 

 mit Lichtquellen von 30 bis 70 Kerzen, Mikroprojektion jedenfalls 

 mit Lichtquellen unter 300 Kerzen auszuführen. Die Verwendung 

 mehrtausendkerziger Lichtquellen für Mikroprojektion bedeutet ent- 

 weder eine heute nicht zu rechtfertigende Energievergeudung, falls 

 nämlich durch einen Kollektor kleiner Apertur nur ein geringer Teil 

 der verfügbaren Lichtmenge zur Projektion verwendet wird oder die 

 Eintrittspupille des gesamten optischen Systems, eben die Lichtquelle 

 selbst, die folgenden E. P., besonders diejenige des Hilfskondensors, 

 weit an Größe übertrifft. Oder anderseits bei erheblicher Aus- 

 nutzung derartiger Lichtmengen zur Mikroprojektion würden nur die 

 wenigsten Präparate unbeschädigt davon kommen. In fast allen 

 Fällen, in denen bisher die kleinen 5 Amp.- Bogenlampen verschie- 

 dener Firmen verwendet wurden, vermag die Anwendung der Wo- 

 Lampe infolge der exakten Definition der Lichtquelle, ihrer absoluten 

 Gleichmäßigkeit und des Fortfalles jeglicher Bedienung die geringere 

 spezifische und Gesamthelligkeit mindestens aufzuwiegen. Vor allem 

 gilt dieses für einen Lampentyp, den die Firma Philips in Eind- 

 hoven (Holland) herausgebildet hat. Wie bereits Abb. 1 zeigte, ist 

 die Form der Lampe sehr schlank gehalten, wodurch es — im 

 Gegensatz zu anderen Ausführungsformen — möglich ist, die Wo- 

 Kugel in den Brennpunkt auch kurzbrennweitiger Kollektoren zu 

 bringen. Außerdem ist die Bedienung wesentlich vereinfacht und 

 erfolgt, obwohl in der Lampe ein getrennter Zünd- und Betriebs- 

 stromkreis vorhanden ist, nur durch Betätigung eines gewöhnlichen 

 Schalters, wie auch gewöhnliche Edison -Fassungen mit zwei Zu- 

 führungen verwendet werden. 



Die Anordnung der Wo -Kugeln nach Abb. 2 ist hinsichtlich des 

 Strahlenganges für manche spezielle Fälle ungünstig. Zur Abbildung 



