40,2. Georgi: Wolframbogenlampe — Lichtquelle für Mikrographie. 153 



darf stets nur eine Elektrode mitwirken, da anderenfalls wie bei 

 der Verwendung von Halbwattlampen Doppelbilder entstehen. Wenn 

 auch bei stärkeren Vergrößerungen die Anordnung leicht so getroffen 

 werden kann, daß der (Abbe sehe) Hilfskondensor vollkommen vom 

 Bild einer Elektrode ausgefüllt wird, besteht bei Verwendung 

 von Objektiven geringer num, Apertur und geringer Eigenvergrößerung 

 nicht mehr die Möglichkeit, die zweite Elektrode auf so unschädliche 

 Weise abzublenden. In der A. P. schwacher Objektive werden sich 

 stets die Bilder beider Elektroden mehr oder weniger vollständig 

 vorfinden, und das Ergebnis wird sein, daß sich auf der Platte oder 

 dem Projektionsschirm zwei Bilder mit einem um den Betrag der 

 Elektrodendifferenz verschiedenen Projektionszentrum vorfinden. Nur 

 nebenbei sei erwähnt, daß dieser Nachteil zu einem Vorteil werden 

 kann bei Herstellung stereoskopischer Aufnahmen, wobei man Lampe 

 und Kollektor derart anordnet, daß beide Elektroden symmetrisch 

 auf der Iris des Hilfskollektors abgebildet und für die beiden Teil- 

 aufnahmen abwechselnd durch eine Blende abgedeckt werden, ähnlich 

 einer Verwendung des Nernst- Fadens zur regelbaren Herstellung 

 schiefer Beleuchtung, wie sie Schmehlik in einer für die Forderung 

 exakter Lichtquellen höchst beweisenden Arbeit^ beschreibt. 



Zur Behebung dieses für gewöhnliche Projektion und Photo- 

 graphie in dem Vorhandensein zweier Elektroden liegenden Nachteils 

 hat neuerdings die Firma Philips die beiden Kugeln in der optischen 

 Achse hintereinander angeordnet, so daß überhaupt nur ein 

 einziges Elektrodenbild zur Wirkung kommt. Hiermit dürfte eine 

 den höchsten Ansprüchen an Präzision entsprechende Lampe ge- 

 schaffen sein. Es werden von der genannten Firma zwei Größen 

 hergestellt, mit einem Verbrauch von l^/g Amp. und 2^/2 Amp., 

 mit einer mittleren Gesamthelligkeit von 30 bis 40 bzw. 65 bis 

 80 HK. 



Eine wahre Erlösung bringt diese Lampe denjenigen Mikro- 

 graphen, die an Wechselstromnetze angeschlossen sind und, wollten 

 sie nicht die kostspieligen und umständlichen Aushilfsmittel besonderer 

 Umformer -Anlagen oder die Unbequemlichkeit der Nernst -Projek- 

 tionslampe in Kauf nehmen, dazu verurteilt waren, sich mit Wechsel- 

 strombogenlampen abzuquälen. Die Zahl der Orte mit Gleichstrom- 

 netz ist nicht sehr groß und nimmt eher ab, so daß gerade die Ver- 



1) Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. 33, 1916, H. 4: Trugbilder, hervor- 

 gerufen durch unzweckmäßige Beleuchtung. 



