154 Georgi: Wolframbogenlampe — Lichtquelle für Mikrographie. 40,2. 



wendbarkeit der neuen Lampe für Wechselstrom ihr eine besondere 

 Bedeutung für die mikrographische Praxis verleiht. 



Die weitere Regelung des Strahlenganges erfolgt nach der 

 von A. Köhler angegebenen Methode , nach Möglichkeit unter Ver- 

 wendung des für schwache Lichtquellen besonders ausgebildeten 

 Kollektors 1 c von Zeiss mit asphärischer , aplanatischer Einzellinse 

 von der num. Apertur 0*4 und 60 mm Brennweite, wodurch die Wo- 

 Elektrode vergrößert auf die Iris des Hilfskondensors (Abbe scher 

 Beleuchtungsapparat mit gewöhnlichem , besser aplanatischem oder 

 achromatischem Kondensor oder Mikroskopobjektiv als Kondensor) 

 abgebildet wird , um durch diesen in die A. P. des Objektivs bzw. 

 des ganzen Mikroskops projiziert zu werden. 



Möglich ist naturgemäß auch die Verwendung anderer Linsen- 

 kombinationen als Kollektorsystem, z. B. eines zwei- oder dreilinsigen 

 Kondensors aus einem Projektionsapparat, der in der verbreitetsten 

 Ausführung mit -G- 120 mm für Lichtbilder S^o X 10 cm eine Brenn- 

 weite von 150 mm und damit zwar das gleiche Öftnungsverhältnis 

 besitzt, wie die Linse 1 c, aber zu einem sehr unhandlichen Gesamt- 

 aufbau führt. Nimmt man an, daß bei Mikroprojektion zur Erzielung 

 größter Helligkeit die num. Apertur der beleuchtenden Büschel an- 

 nähernd mit der num. Apertur der Objektive korrespondieren muß, 

 und daß bei Mikroprojektion auf die Möglichkeit schiefer Beleuchtung 

 und Dunkelfeldbeleuchtung Rücksicht genommen wird, so müssen be- 

 leuchtende Büschel bis zur num. Apertur 1-4 verfügbar sein, d. h. 

 das Bild der Wolframkugel muß z. B. die freie Öffnung des gewöhn- 

 lichen Kondensors n. Ap. 1*4 (dreilinsig) vollständig ausfüllen. Läßt 

 man die besonderen Fälle außer acht und begnügt sich mit einer 

 n. Ap. der beleuchtenden Strahlen von etwa 0*7, dann wird die Iris 

 des Beleuchtungsapparates eine freie Öffnung von etwa 17 mm er- 

 halten, und da diese völlig homogen beleuchtet werden soll, muß das 

 Bild der etwa 2 mm großen Elektrode etwa 20 mm messen, also der 

 Kollektor die Lichtquelle etwa 10 fach vergrößern. Hierbei muß das 

 Mikroskop bereits etwa 1^1 ^m vom Projektionskondensor abstehen, der 

 Gesamtapparat mit Kamera wird unhandlich und platzraubend und 

 überdies ist der Lichtverlust infolge unvollständiger Strahlenvereinigung 

 und Absorption in den dicken Linsen nicht zu vernachlässigen. 



Auf der anderen Seite kann auch die Verwendung einer ein- 

 fachen sphärischen Linse mit geringerer Brennweite nur ein Notbehelf 

 sein. Wird z. B. die Hinterlinse des gewöhnlichen Kondensors mit 

 fr\j 36 mm und der sehr guten n. Apertur von nahezu 0*4 als Kol- 



