40,2. Georgi: Wolframbogenlampe — Lichtquelle für Mikrographie. 155 



lektorlinse verwendet , so ergibt sich freilich ein sehr kompendiöser' 

 Aufbau, weil cet. parib. der Abstand von Mikroskop und Kollektor 

 nur etwa 35 cm betragen wird. Aber eine solche Einzellinse mit 

 großer Apertur ergibt bei sphärischen Begrenzungsflächen infolge der 

 sphärischen (und chromatischen) Aberrationen eine äußerst mangel- 

 hafte Strahlenvereinigung. Versucht man mit einer solchen Linse 

 ein Bild der Lichtquelle an die Wand zu werfen, so zeigt sich das 

 Lichtquellenbild von einem mehrfach breiteren, im inneren Teil fast 

 ebenso hellem Hof umgeben. Entsprechend gering ist die Helligkeit 





4. 



bei Mikroprojektion und -photographie, wobei ja alle nicht im Licht- 

 quellenbild vereinigten Strahlen ausgeblendet werden. 



Eine Anordnung der Beleuchtungseinrichtung mit Wolfram -Bogen- 

 lampe, Kollektor 1 c, Filtercuvette und der bei schwachen Objektiven 

 zu verwendenden ausklappbaren Zeiss sehen Linse 5 (Brillenglas -|- 

 5 dptr.) zeigt Abb. 4, wobei der verstellbare Lampenhalter ebenso wie 

 der abgenommene, mit Ventilation versehene Lichtschutz mit vor- 

 handenen Mitteln improvisiert worden sind. Der Aufbau kann wesent- 

 lich leichter und handlicher gehalten werden, als wenn eine 5 Amp.- 

 Bogenlampe verwendet wird. — Zu erwähnen ist für den Gebrauch 

 der Wo -Lampe, daß sie stets nur mit der Stromstärke, für die sie 

 geliefert wurde (also 1-3 bzw. 2-5 Amp.) und mit dem angegebenen 



