148 Georgi: Wolframbogenlampe — Lichtquelle für Mikrographie. 40, 



Wolframbogenlampe — eine neue Lichtquelle für 



Mikrographie. 



Von 

 J. Georgi 



in Hamburg. 



Hierzu vier Textabbildungen. 



Die Wolframbogenlampe vereinigt Eigenschaften der Bogen- und 

 Glühlampe. In einem Glasbehälter glühlampenartiger Form und Größe 

 stehen sich zwei Elektroden, meist kleine Kugeln von etwa 2 mm 

 Durchmesser im Abstand von etwa Va ^^^ ^ °^™ gegenüber. Der 

 zwischen ihnen übergehende elektrische Strom versetzt beide Elek- 

 troden in lebhafte Weißglut. Um deren Verbrennen zu verhindern, 

 wird die Lampe mit einem inerten Gas, wie Argon, gefüllt. Bei der 

 Kohlenbogenlampe geschieht die Elektrizitätsleitung zwischen beiden 

 Elektroden durch die ionisierten Gase, die bei der kontinuierlichen 

 Verbrennung der Kohlen entstehen. Mitgerissene Kohlenpartikel 

 werden im Bogen zu höchster Weißglut erhitzt, so daß außer dem 

 positiven und negativen Kohlenkrater ein Teil der Lichtausbeute — 

 für mikrographische Zwecke in unerwünschter Weise — durch den 

 Lichtbogen geliefert wird. Bei der Wolframbogenlampe fehlen im 

 „Lichtbogen" feste Teilchen völlig, und die Leuchtkraft elektrisch 

 angeregter Gasatome ist in nicht sehr dicken Schichten bekanntlich 

 sehr gering. So kommt die merkwürdige Erscheinung zustande, 

 daß bei dieser Bogenlampe der eigentliche Lichtbogen optisch völlig 

 unsichtbar und nur spektroskopisch nachweisbar ist. Die Licht- 

 strahlung erfolgt nahezu restlos durch die glühenden Wo-Elektroden. 

 Das Spektrum der Lampe ist demnach kontinuierlich, visueller Schwer- 

 punkt im Grün, chemischer im Violett. Wie die Untersuchung mit 

 dem Quarz- Spektrographen ergab, vermag ein nicht unbeträchtlicher 

 Teil ultravioletter Strahlung die dünne Glashülle zu passieren, schät- 

 zungsweise bis A 350 /ujLi. Indessen ist diese Strahlung zu irgend- 

 welcher besonderen Verwendung zu schwach, sie wird in Glaslinsen 



