238 Berek: Theorie d. Spiegelkondensoren f. Dunkelfeldbeleuchtung. 40, 3. 



macht, da der zonare Verlauf von fg und fw sich nur sehr wenig 

 unterscheidet. In Abb. 6 a sind die Verhältnisse für einen Kardioid- 

 kondensor dargestellt unter der Voraussetzung, daß dieser tatsächlich 

 eine Kardioide als reflektierende Fläche enthält. Dann besteht im 

 Glas vollkommene Aplanasie, d. h. die Kurven Sg und f fallen zu- 

 sammen und bilden eine Gerade. In Wirklichkeit enthält der Kar- 

 dioidkondensor von H. Siedentopf wie der bisphärische Kondensor 

 von W. V. Ignatowsky nur sphärische Flächen. In Abb. 6 b sind 

 die entsprechenden Verhältnisse beim konzentrischen Kondensor nach 

 F. Jentzsch dargestellt. Hier fallen auch in den wirklichen Aus- 

 führungsformen die Kurven Sg und f zusammen , bilden aber keine 

 Gerade, da der konzentrische Aufbau des Kondensors zwar isoplana- 

 tische , aber nicht aplanatische Korrektion ermöglicht. Der zonare 

 Verlauf der Schnittweiten s,^ in Wasser zeigt nur ein Doppeltes: In 

 beiden Fällen a und h liegt der zonare Verlauf der sphärischen 

 Aberration ungünstig ; ferner fallen die Kurven s„ und f völlig aus- 

 einander. Man pflegt nun in der Praxis ein System schon dann als 

 aplanatisch zu bezeichnen, wenn s und f wenigstens für zwei Apertur- 

 werte zusammenfallen. Man erkennt, daß nicht einmal in diesem 

 gewöhnlichen Sinne Aplanasie besteht. In Abb. 6 c schließlich sind 

 die analogen Verhältnisse dargestellt, wie sie sich mit Hilfe eines 

 bisphärischen, nicht konzentrischen Kondensors verwirklichen lassen. 

 Man erkennt, daß zwar für Glas keine Aplanasie vorbanden ist ; dagegen 

 ist der zonare Verlauf der sphärischen Aberration in den praktisch wich- 

 tigeren Fällen, wo wässerige Lösungen als Einbettungsmedien fungieren, 

 günstiger und Aplanasie im gewöhnlichen Sinne erzielt. Bei der Durch- 

 führung der Rechnungen hat sich gezeigt, daß man, um die Verhältnisse 

 der Abb. 6 c zu realisieren, nicht auf den Typus des iGNATOwsKYSchen 

 bisphärischen Kondensors zurückzugreifen braucht, der den fabrikations- 

 technischen Nachteil hat, daß die beiden reflektierenden Flächen an zwei 

 verschiedene Glasstücke angeschliffen sind, sondern daß die Verwirk- 

 lichung dieser Korrektionsverhältnisse auch mit einem dem Typus des 

 Jentzsch sehen Kondensors äußerlichen ähnlichen bisphärischen, aber 

 nicht mehr konzentrischen, Kondensor gelingt, der die gleichen fabrika- 

 tionstechnischen Vorteile wie der konzentrische Kondensor besitzt. 



Praktische Polgerungen. 



Das praktische Ergebnis der vorstehenden Untersuchungen sind 

 Vervollkommnungen der bisherigen Hilfsmittel für die Zwecke der 



