40, 3. B er ek : Theorie d. Spiegelkondensoren f. Dunkelfeldbeleuchtung. 239 



Dunkelfeld- und Ultramikroskopie. Die neuen Einrichtungen 

 der optischen Werke E. Leitz, Wetzlar, zeigen gegenüber den bis- 

 herigen 



1) merklich erhöhte Helligkeit, 



2) eine wesentliche Verminderung des toten Aperturbereiches, 



3) eine beträchtlich erhöhte Beobachtungsapertur (und demgemäß 

 erhöhtes Auflösungsvermögen und bessere Ausnutzungsmöglich- 

 keiten der Apparatur auch für stereoskopische Beobachtung), 



4) günstigere Korrektionsverhältnisse für die Mehrzahl der prak- 

 tisch in Frage kommenden Fälle. 



Der tote Aperturbereich des neuen bizentrischen Spiegel- 

 kondensors ist unter normalen Sehfeldbedingungen kleiner als 

 0'05. Das zugehörige neue Spezialobjektiv (Fluorit -Ölimmer- 

 sion Vi2^ ^^^ Dunkelfeld)^ hat eine num. Apertur von 1'15. Diese 

 Apertur kann für die mittleren und stärkeren Okulare (von lOfacher 

 Vergrößerung aufwärts) voll für die Beobachtung nutzbar gemacht 

 werden. 



Der durch die Verminderung des toten Aperturbereiches erzielte 

 Gewinn an nutzbarer Apertur ist in- der vorstehenden Ausführungs- 

 form, sowohl zur Erhöhung der Helligkeit, wie zur Erhöhung des 

 Auflösungsvermögens verwertet worden. Die Erhöhung der Hellig- 

 keit ist berücksichtigt worden, weil gegenwärtig auf die Verwendung 

 schwächerer Lichtquellen (Glühbirnen) großer Wert gelegt wird. Die 

 Leistungsfähigkeit solcher Ausführungsformen, bei denen der gesamte 

 Gewinn an nutzbarer Apertur dem Auflösungsvermögen zugute kommt, 

 ist im Rahmen dieser Untersuchungen evident; die Herstellung sol- 

 cher Ausführungsformen ist für Spezialzwecke vorgesehen. 



Auch bei Verwendnng der gebräuchlichen Immer- 

 sionssysteme Vio^> Vi2 5 Vi2^? Vi6 ^^^^ Apochromat 2 mm ist 

 in Verbindung mit dem neuen Spiegelkondensor der Gewinn an nutz- 

 barer Apertur beträchtlich. Die Abbiendung dieser Immersions- 

 systeme hoher Apertur erfolgte bisher zumeist durch Einsatzblenden 

 (Paraboloidblenden von C. Zeiss und Einhängeblenden von E. Leitz). 

 Diese Blenden haben nur dann einen günstigen Wirkungsgrad, wenn 

 sie dem einzelnen Objektiv individuell angepaßt und einzentriert 

 werden. Neben diesen festen Blenden lieferte die Fa. E. Leitz für 

 die Reduktion der Objektivöffnung ein sogen. Zwischenstück mit Iris- 

 blende. Mit der Benutzung des bisherigen Zwischenstückes an Stelle 



^) Das Spezialobjektiv ist von Herrn C. Metz berechnet. 



