4:0,3. Berek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 245 



Inhalt dieser Formeln und Folgerungen aus ihnen mögen an Ver- 

 hältnissen, wie sie in der Praxis vorliegen, erläutert werden. 



Spalte (1) der folgenden Tabelle enthält eine Objektivserie nach 

 wachsenden Werten ihrer Teilvergrößerung im Mikroskop geordnet. 



Es sind hierzu Objektive der Optischen Werke PI Leitz gewählt: 

 aber das ist an sich belanglos und für die späteren Folgerungen 

 unwesentlich. In Spalte (2) steht die numerische Apertur der ein- 

 zelnen Objektive. In Spalte (3) ist das Produkt aus numerischer 

 Apertur und objektivem Sehfeld des Mikroskops bei schwächster Okular- 

 vergrößerung wiedergegeben. Dieses Produkt ist am größten für das 

 Objektiv 2. Daher wird durch dieses Objektiv die Mindestapertur 

 für das Beleuchtungssystem bestimmt, also 



a> 



0-85 



= L 



Spalte (4) gibt den oberen Grenzwert für die Brennweite des ge- 

 samten Beleuchtungssystems , Spalte (5) den unteren Grenzwert da- 

 für, unter der Voraussetzung, daß ä gerade gleich dem zulässigen 

 Minimalwert 0-85 L gewählt wurde, z. B. muß für Objektiv 6 a die 

 Brennweite des Beleuchtungssystems zwischen 0"61 L und 0*32 L 

 liegen. Aus den Spalten (4) und (5) folgt, daß für alle starken 

 Objektive von 6 a aufwärts ein einheitliches Beleuchtungssystera ge- 

 nügt; denn wählt man f zwischen 0-38 L und 0-32 Z, so liegt f 

 für alle Objektive der genannten Gruppe innerlialb der in den 

 Spalten (4) und (5) vermerkten Grenzen. Ebenso genügt für die 



