246 Berek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 40,3. 



Objektive 4 und 5 ein einlieitliches Beleucbtimgsrjystem , wenn f 

 zwisclien 0"78 L und 0'71 L gewählt wird. Dagegen bedürfen die 

 Systeme 1, 2, 3, 3 a, jedes für sich, ein gesondertes Beleuchtimgs- 

 system. Die ganze Objektivserie erfordert also unter Voraussetzung 

 minimalst zulässiger Apertur des Beleuchtungssystems sechs verschie- 

 dene Brennweiten für das Beleuchtungssystem , wenn eine in allen 

 Fällen einwandfreie Beleuchtung erzielt werden soll. 



Die Anzahl der erforderlichen Brennweiten für das Beleuchtungs- 

 system läßt sich vermindern, wenn man die Apertur ä des Beleuch- 

 tungssystems größer wählt als gerade notwendig. Schon ein um 

 10*^/0 größerer Wert ä verringert die Anzahl der erforderlichen 

 Brennweiten auf vier, wie aus den Spalten (6) und (7) ersichtlich. 

 ä beliebig weiter zu vergrößern , ist aber durchaus nicht rationell ; 

 denn eine 2 5 ^/^ ige Vergrößerung erfordert auch noch vier ver- 

 schiedene Brennweiten; ja, auch eine hO^l^'x^e Vergrößerung der 

 Öffnung erfordert noch immer vier, und erst bei einer 100 ^/y igen 

 Vergrößerung von ü über den Minimalwert hinaus tritt eine Ver- 

 minderung der erforderlichen Brennweitenzahl auf drei ein. D i e 

 rationelle Grenze für eine Vergrößerung der Öffnung 

 des Beleuchtungssystems über den minimal erforder- 

 lichen Wert hinaus wird also schon bei etwa 10^/oiger 

 Erhöhung der Apertur erreicht. Z.B. ist für eine Leucht- 

 fläche von L = 2*3 mm Durchmesser der rationellste Wert für die 



Apertur des Beleuchtungssystems ä= 1*1 -^7^ =0*41. Dieser Wert 



dürfte etwa den Verhältnissen der Liliputbogenlampe oder der Punkt- 

 lichtlampe naheliegen. 



Bedeuten (Abb. 1) f^ und f^ die Brennweiten der Teilglieder 

 des zweigliedrigen Beleuchtungssystems, d das optische Intervall des 

 als „Beleuchtungsmikroskop" aufzufassenden Gesamtsystems, so ist 

 seine Gesamtbrennweite : 



f = '^ ' ^ 



' d ' 



Der jeweils erforderliche Wert f läßt sich also durch Variation 

 eines der drei Elemente /"j^, f^ oder d erzielen. Am einfachsten 

 wäre die alleinige Variation des optischen Intervalls, weil man dann 

 in allen Fällen dieselben Linsenelemente im Beleuchtungssystem be- 

 nutzen könnte. Doch lehrt die Tabelle , daß man beim Übergang 

 von den starken Mikroskopobjektiven zu den schwachen eine mehr 

 als 10 fache Verkleinerung des optischen Intervalls erforderlich wäre. 



