292 Castren: Methode z. Bezeichn. bestimmt. Stell, in mikr. Präparat. 40, 3. 



Stäben des Alphabetes von a an abzählt. Die Höhenlage des Feldes 

 bestimmt man auf ähnliche Weise , indem man seinen Abstand in 

 Rechtecken vom unteren Rand des Rechtecksystem (in dem mikro- 

 skopischen Bilde) rechnet. Wir finden, daß Punkt P in der vierten 

 horizontalen Rechteckreihe liegt , seine Höhenlage kann folglich mit 

 4 bezeichnet werden. Punkt P befindet sich also in dem Feld h 4. 

 Dieses Feld ist mit Leichtigkeit so wieder zu finden, daß man, von 

 der unteren linken Ecke des Rechtecksysteras (in dem mikroskopischen 

 Bilde) ausgehend, zuerst 4 Felder aufwärts und dann 8 nach rechts 

 abzählt. 



In der Regel findet man eine bestimmte Stelle eines Präparates 

 sehr gut wieder, wenn man nur das Feld markiert hat, in welchem sie 

 liegt. In besonderen Fällen, wie bei Zell- oder Bakterienuntersuchungen, 

 kann jedoch eine noch genauere Objektmarkierung wünschenswert 

 sein. Man kann dann so verfahren, daß man in einer gezeichneten 

 quadratischen Figur einen Punkt markiert, welcher in dieser dieselbe 

 Lage einnimmt , die die Stelle des Präparates , die man anmerken 

 will, in dem Feld einnimmt, in dem sie liegt (Punkt P, Fig. 2). Auf 

 diese Weise kann man jeden beliebigen Punkt mit größter Sicherheit 

 in dem Präparat wiederfinden. 



Auch in Fällen, wo man das Objektglas nicht zum voraus liniiert 

 hat, kann man sich der oben beschriebenen Objektmarkierungsmethode 

 mit Vorteil bedienen. Es ist nämlich in der Regel mit keinerlei 

 Schwierigkeit verbunden, während der kurzen Zeit, die auf das Ein- 

 ritzen der erforderlichen Linien geht, eine bestimmte Stelle eines 

 mikroskopischen Präparates im Gedächtnis zu behalten. Der Sicher- 

 heit halber kann man jedoch die Stelle, die man wiederfinden will, 

 auf dem Deckglas temporär durch einen Tintenklecks bezeichnen. 



Die hier von mir beschriebene Objektmarkierungsmethode hat, 

 soviel ich gefunden habe, folgende Vorzüge : 



1) Sie ist einfach, sicher und schnell ausführbar. 



2) Sie kann auf mikroskopische Präparate jeder Art angewendet 

 werden. 



3) Sie ist bei allen Mikroskopen sowie auch bei jederlei Projektions- 

 apparaten brauchbar. 



4) Sie erfordert keinen Spezialapparat. 



