258 Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium. 40,3. 



Über eine üniversalmikroskopierlampe für Labo- 

 ratorium und Keise. 



Von 

 Ferd. Scheminzky, 



Assistent am Physiologischen Institut Wien. 



Hierzu sieben Textabbildungen. 



Für die verschiedenen Arten der mikroskopischen Beleuchtung 

 gibt es eine Reihe von Lichtquellen, die in der Mehrzahl den elek- 

 trischen Strom benützen. Ein Nachteil dieser bisherigen Lichtquellen 

 war nun der, daß sie entweder nur für bestimmte Arten der Be- 

 leuchtung verwendbar, oder, wie z. B. die Bogenlampe, sehr unhand- 

 lich sind und einer gewissen Wartung bedürfen. Dort wo keine 

 Lichtleitung elektrischen Strom zur Verfügung stellt, ist die Benützung 

 solcher Lampen überhaupt unmöglich. Dies trifft besonders den 

 Biologen, der oft mit seinem Reisemikroskop hinausfährt, um an 

 einem See oder dergl. zu arbeiten. Diese Übelstände veranlaßten 

 den Verf., zunächst für eigenen Gebrauch eine neue, kleine und 

 handliche Universallampe zu konstruieren. Diese hat sich sehr bald 

 als so praktisch erwiesen, daß sie für alle Zwecke der Mikroskopie 

 Verwendung finden kann. Sie wurde daher zunächst in Österreich 

 zum Patent angemeldet und die Alleinerzeugung der Lampe der 

 Firma L. Castagna & Co., Universitätsmechaniker, Wien IX, Schwarz- 

 spanierstraße 17, übertragen. Auslandspatente werden folgen. 



Das Neue bei der Konstruktion der Lampe liegt darin, daß sie 

 direkt am Kondensor des Mikroskopes oder an der Blende unter 

 Ausschaltung des Spiegels angebracht wird. Dadurch kann die ge- 

 samte Leuchtkraft der elektrischen Glühbirne ausgenützt werden, 

 während störendes Nebenlicht durch den Lampentubus vollkommen 

 abgeblendet wird, was besonders für die Mikrophotographie und für 

 das Zeichnen wichtig ist. 



Die Lampe besteht aus einem etwa 6 cm langen, vernickelten 

 Metallrohr mit einem Durchmesser von 3 cm. An dem hinteren 



