260 Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium. 40,3. 



läßt sich im Tubus ein Hilfskondensor K verschieben. Er trägt 

 zwei Schrauben, die in Schlitzen des Tubus gleiten, und kann durch 

 die eine von beiden, in der Abbildung mit S^ bezeichnet, in der ge- 

 wünschten Stellung festgehalten werden. Der Hilfskondensor erzeugt 

 je nach seiner Stellung paralleles oder konvergentes Licht. 



Die Lampe läßt sich an den Mikroskopen aller Firmen be- 

 festigen, doch hängt die Art der Befestigung vom Beleuchtungs- 

 apparat des betreffenden Mikroskopes ab^. Bei Mikroskopen mit dem 

 großen Abbe sehen Beleuchtungsapparat befindet sich unter dem Kon- 

 densor ein eigener Ring, der oben die Irisblende trägt. An einem 

 solchen Mikroskop wird die Lampe mit dem federnden oberen Tubus- 

 ende von unten her bis zu einem Anschlagring in den Blendenträger 

 hineingesteckt und dieses federnde Ende durch eine tangential wir- 

 kende Schraube so lange auseinander gedrückt, bis es festsitzt. Die 

 Lampentype mit dem federnden Tubusende wurde von uns Modell A 

 genannt und ist in Abb. 1 dargestellt. Dort bedeutet Tr den Blenden- 

 träger des Mikroskopes, E das federnde Ende des Tubus, 8^ die 

 tangential wirkende Schraube, A den Anschlagring. Bei Mikroskopen 

 mit kleinem oder mittlerem Beleuchtungsapparat, bei denen die Iris- 

 blende fix mit dem Kondensor verbunden ist, befindet sich an dem 

 Kondensor ein Ring zum Einlegen des Blauglases oder einer Matt- 

 scheibe. In diesen Blauglasträger wird der Lampentubus unter Ver- 

 mittlung eines Hilfsringes eingehängt. Er trägt zwei seitliche Stifte, 

 die mittels Bajonettverschlusses in zwei schräge Nuten im Lampen- 

 tubus gleiten. Die mit Bajonettverschluß und Hilfsring ausgestattete 

 Lampentype wird als Modell B bezeichnet und ist in der Photo- 

 graphie Abb. 2 dargestellt. An Mikroskopen, an deren Beleuchtungs- 

 apparat kein Blauglasträger angebracht ist oder die überhaupt keine 

 besondere Beleuchtungseinrichtung haben und nur mit Zylindersteck- 

 blende arbeiten, kann Modell B ebenfalls verwendet werden. Hierzu 

 ist ein zweiter Hilfsring nötig, der mit zwei Backen am unteren 

 Rand des Kondensors oder der Zylindersteckblende angreift. Mo- 

 dell A und Modell B weisen dieselbe optische Konstruktion auf und 

 unterscheiden sich nur durch die Art ihrer Befestigung. Beide 

 Modelle sind mit einem Griff am Mikroskop anzubringen und auch 



^) Infolge einiger Verbesserungen, die während der Drucklegung ge- 

 macht wurden, ist es möglich geworden, Modell J. auch überall dort zu 

 verwenden , wo früher Modell B notwendig war. Modell A kann also an 

 allen Mikroskopen der verschiedensten Firmen befestigt werden, eventuell 

 unter Zuhiltenahme verschiedener Hilfsringe. 



