40,3. Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium. 261 



sofort wieder zu lösen. Da sie ganz leicht gearbeitet sind, be- 

 schweren sie den Beleuchtungsapparat durchaus nicht und hindern 

 ihn infolge ihrer Kleinheit keineswegs in seinen Bewegungen. 



Die Stromquellen für die Lampe können ganz verschieden sein. 

 Am einfachsten ist es, die Lampe an ein vorhandenes Lichtnetz an- 

 zuschließen. Dabei ist es aber notwendig, die Spannung zu redu- 

 zieren. Bei Wechselstrom geschieht dies mittels eines kleinen Trans- 

 formators, der durch einen kleinen Widerstand auf die Lampe genau 



2. 



Universalmikroskopierlampe Modell B 

 an einem Reichert sehen Stativ C mit mittlerem Beleuchtungsapparat. 



einreguliert ist, bei Gleichstrom durch einen Vorschaltwiderstand. 

 Ein solcher kann zwar auch bei Wechselstrom verwendet werden, 

 nur sind die Transformatoren hierbei viel praktischer. Transformator 

 und Vorschaltwiderstand werden mit einem Ausschalter versehen ge- 

 liefert, sowie mit zwei Einstellungen, die volle oder mittlere Hellig- 

 keit ergeben. Die Firma Castagna bringt auch Lampenvorschalt- 

 widerstände in den Handel, die mit einer besonderen Abzweigfassung 

 in jede gewöhnliche Tischlampe eingeschraubt werden können und 

 nicht nur die Spannung reduzieren, sondern auch gleichzeitig den 



