262 Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium. 40,3. 



Arbeitstisch beleuchten. Eine andere Widerstandstype ist als bio- 

 logisch -histologischer Ofen ausgebaut. Dieser kann entweder zum 

 Anwärmen von Eprouvetten oder Wasser verwendet werden, oder 

 zum Schmelzen und Warmhalten von Paraffin, zum Strecken der 

 Mikrotomschnitte usw., wobei die Temperatur durch Einschieben 

 wärmeisolierender Zwischenschichten oder durch Luftregulation ver- 

 ändert werden kann. 



Dort, wo im Laboratorium kein Lichtstrom zur Verfügung steht, 

 empfiehlt sich die Anwendung einer Akkumulatorenbatterie. Die 

 Lampe kann aber auch auf der Reise in allen später zu beschrei- 

 benden Verwendungsarten gebraucht werden, wobei an Stelle der 

 Laboratoriumsglühbirne eine schwächere Reiseglühbirne eingesetzt 

 wird. Die für diese Lampe nötige Spannung von 4 Volt wird durch 

 eine kleine Akkumulatorenbatterie erzeugt, die nicht größer ist als 

 zwei nebeneinander gelegte Taschenlampenbatterien und nebst einem 

 Widerstand in einem Kästchen bruchsicher eingebaut geliefert wird. 

 Sie brennt ununterbrochen 6 Stunden. 



Die Vorteile der neuen Beleuchtungseinrichtung liegen einerseits 

 in ihrer Kleinheit und anderseits in ihrer vielseitigen Verwend- 

 barkeit. In der beschriebenen Form am Mikroskop angebracht, er- 

 zeugt sie eine Hellfeldbeleuchtung, welche selbst für die 

 dichtesten Präparate vollkommen ausreicht und auch bei der alier- 

 stärksten Vergrößerung, z. B. bei Zeiss Apochr. Im. 1*5 mm und 

 Komp. Ok. 18 (3000 fach) nicht versagt, Dicke Silberimprägnationen 

 werden dabei noch gut aufgelöst. Von besonderer Bedeutung ist es, 

 daß die Lampe auch mit dem Dunkel fei dkond ensor verwendet 

 werden kann und ein gutes, lichtstarkes Dunkelfeld liefert. Sie 

 macht in den allermeisten Fällen die Anwendung der Bogenlampe 

 überflüssig. Selbstverständlich kann sie auch zur Beleuchtung von 

 oben dienen und auch mit dem Vertikalilluminator gebraucht werden. 

 Hierzu befestigt man die Lampe entweder an einem von der Firma 

 Castagna hergestellten Stativ mit Kugelgelenk, das man neben das 

 Mikroskop stellt, oder besser mit dem später zu beschreibenden 

 Spiegelträger am Okularende des Mikroskopes. Wird der Polari- 

 sationsapparat benötigt, so kann auch dieser mit der Universal- 

 mikroskopierlampe kombiniert werden, wobei die Lichtintensität auch 

 noch zur Anwendung der Immersion reicht. 



Aber nicht nur der subjektiven Beobachtung dient die neue 

 Lichtquelle, sondern auch der Herstellung mikrophotogra- 

 phischer Aufnahmen bis zu einem Mattscheibenabstand von 



