40,3. Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium. 265 



Befestigt man den Lampentubus mit Hilfe einer federnden 

 Schlinge an einem kleinen Stativ, so erhält man eine Präparier- 

 lampe. Das Stativ trägt ein Kugelgelenk und ist in der Höhe ver- 

 stellbar, so daß eine allseitige Beweglichkeit der Lampe gewähr- 

 leistet ist. In dieser Form eignet sich die Lampe besonders für 

 kleine Operationen unter der Lupe oder unter schwächeren Objektiven, 

 etwa bis zu einer 150 fachen Vergrößerung (s. Abb. 6). 



Wird der erwähnte Spiegelträger am Okularende des stehenden 

 Mikroskopes befestigt und am Spiegelträger der Stab des Präparier- 

 statives mit der Lampe eingeklemmt , so kann zur Beleuchtung im 

 auffallenden Licht die Lampe mit dem Mikroskop fix verbunden 



0. 



Zeicheneinrichtung. 

 Im Vordergrunde der Transformator als Stromquelle. 



werden, wobei sie im Kugelgelenk aber allseits beweglich bleibt. 

 In dieser Form eignet sich die Lampe ganz besonders zur Unter- 



Betracht kommenden Vergrößerungen ist nicht einmal die Anwendung eines 

 Brillenglaskondensors notwendig, es genügt vielmehr, den Abbe sehen Kon- 

 densor zu entfernen und die Lichtstärke durch den Hilfskondensor auf das 

 Maximum einzustellen. Unbedingt notwendig ist auch hier gute Zentrierung. 

 Auch bei starken Vergrößerungen ist eine Projektion möglich, sogar mit 

 der Immersion. Bei dieser jedoch werden große Bilder schon etwas licht- 

 schwach, während ein kleines Projektionsfeld — wie man es fürs Zeichnen 

 braucht — noch sehr gut beleuchtet ist. Es kann mit dem um 90" um- 

 gelegten Mikroskop direkt projiziert werden oder bei stehendem Mikroskop 

 durch Zuhilfenahme des Mikroskopspiegels, der, wie für das Zeichnen be- 

 schrieben, mit dem Spiegelträger am Okularende befestigt wird. 



