40,3. Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium. 267 



Über die Verwendung der Lampe zur Kapillarmikroskopie wird 

 übrigens in einer medizinischen Zeitschrift eine ausführliche Mitteilung 

 erfolgen. 



Anhangsweise sei erwähnt, daß die Lampe auch sonst noch Ver- 

 wendungsmöglichkeiten hat. Am Stativ unter Vorschaltung eines 

 Mattglases kann sie der praktische Arzt zum Augenspiegeln ver- 

 wenden , an einem Griff befestigt auch überall dort , wo bei der 



7. 



Verwendung der Universalmikroskopierlampe als Lichtquelle für Kapillar- 

 beobachtung. 



Mittels des Spiegelträgers SK wird am Okularende des Mikroskopes der 

 Stab des Präparierstatives St mit dem Kugelgelenk befestigt. Der Lampen- 

 tubus T wird durch die federnde Schhnge F festgehalten. 



Untersuchung eine starke Beleuchtung erwünscht ist. Dabei kann 

 die Größe der beleuchteten Fläche durch Verstellen des Hilfskonden- 

 sors beliebig verändert werden. 



In der Physiologie kann sie mit einer Spaltblende versehen 

 die Bogenlampe beim Spiegelgalvanometer ersetzen, und zwar sowohl 

 für die Projektion als auch für die photographische Registrierung, 

 ebenso beim kleinen wie auch beim großen Edelmann sehen Saiten- 

 galvanometer. 



