268 Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium, 40,3. 



Wie mit jedem Instrument muß man sich auch mit der Universal- 

 mikroskopierlampe erst durch längere Benützung vertraut machen, um 

 ihre Vorteile voll ausnützen zu können. Indessen sollen im folgenden 

 noch kurz einige Winke mitgeteilt werden , die , wie die praktische 

 Erprobung gezeigt hat, unbedingt berücksichtigt werden müssen. 



Bei derHellfeldbeleuchtungistes unbedingt notwendig, 

 daß der Glühfaden zum optischen System zentriert wird. Zu diesem 

 Zweck stellt man mit einem schwachen Objektiv zunächst auf die 

 Leuchtspirale ein, was durch Bewegen des Mikroskoptubus oder durch 

 Heben und Senken des Abbe sehen Beleuchtungsapparates samt der 

 Lampe geschehen kann. Da in den meisten Fällen der Glühfaden 

 exzentrisch gelegen sein wird, ist er durch Drehen an den Zentrier- 

 schrauben in die Mitte des Gesichtsfeldes zu bringen. Wird ein 

 Präparat angesehen, so ist der Beleuchtungsapparat so lange zu 

 verschieben, bis der Glühfaden verschwunden und die Beleuchtung 

 gleichmäßig geworden ist. Eine Abstufung der Lichtstärke kann man 

 entweder durch Benützung der Irisblende oder durch Auf- und Ab- 

 wärtsbewegen des ganzen Beleuchtungssystemes sowie durch Ver- 

 stellen des Hilfskondensors im Lampentubus, endlich durch Einlegen 

 einer Mattscheibe erzielen. Das Einlegen der Mattscheibe macht 

 das Licht viel gleichmäßiger. Bei Verwendung von Modell Ä kann 

 die gewöhnliche Mikroskopmattscheibe angebracht werden, bei Modell 5, 

 das ja an Stelle der Mattscheibe im Mattscheibenträger befestigt wird, 

 liefert die Erzeugungsfirma eine kleinere Mattscheibe mit, welche in den 

 Tubus eingelegt werden kann. Wenn man ganz schwache Objektive be- 

 nutzt, so ist wie bei allen anderen Lichtquellen auch hier nötig, den 

 Abbe sehen Kondensor durch einen Brillenglaskondensor zu ersetzen^. 

 Wo, wie bei Vorschaltwiderständen oder beim Transformator, die Ein- 

 stellung auf „mittlere" oder „starke" Helligkeit möglich ist, empfiehlt 

 es sich, für die subjektive Beobachtung immer die mittlere Helligkeit 

 zu verwenden, da dadurch die Glühlampe geschont wird und man 



^) Die Anwendung eines Brillenglaskondensors kann infolge der Ver- 

 besserung der Optik bei mittleren Objektiven entfallen. So genügt es z. B. 

 bei Reichert Nr. 2 und 3 den Abbe sehen Kondensor zu entfernen und 

 nur den Hilfskondensor der Lampe allein so lange zu verschieben, bis 

 maximale Helligkeit erzielt wird. Dies ist ungefähr der Fall, wenn sich 

 der Hilfskondensor in der Mitte zwischen seiner höchsten und tiefsten Stel- 

 lung befindet. 



Bei ganz schwachen Vergrößerungen, wie Reichert OO'O und 1 ist 

 allerdings zur Erzielung eines gleichmäßig hellen Gesichtsfeldes die An- 

 wendung eines entsprechenden Brülenglaskondensors nötig. • 



