40,3. Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium. 269 



auch weniger abzublenden braucht. Soll hingegen eine sehr inten- 

 sive Beleuchtung erzielt und die gesamte Lichtstärke der Lampe aus- 

 genützt werden, so stöpsle man auf „stark". Es muß aber auch 

 der Hilfskondensor je nach dem Objektiv eine verschiedene Stellung 

 haben. Im allgemeinen soll, wenn man ohne Mattscheibe arbeitet, 

 der Kondensor in seinen Schlitzen im Tubus nach aufwärts geführt 

 und dort festgehalten werden, während er bei Anwendung einer 

 Mattscheibe nach abwärts geführt und der Lampe genähert werden soll. 



Beim Dunkelfeldkondensor benützt man selbstverständlich 

 die Einstellung „stark", der Hilfskondensor muß in der Mitte zwi- 

 schen liöchster und tiefster Stellung der Lampe sein. So überflüssig 

 es auch scheinen mag, so muß ich, durch einige traurige Beob- 

 achtungen veranlaßt, doch noch ausdrücklich darauf hinweisen, daß 

 auch mit der neuen Lampe nur dann ein gutes Dunkelfeld erzielt 

 werden kann, wenn die Dicke des Objektträgers von der für den 

 betreffenden Kondensor vorgeschriebenen nicht zu sehr abweicht 

 und bei Objektiven von größerer numerischer Apertur eine Zentral- 

 blende eingeschaltet wird. Die Benützung von Plattenkondensoren 

 ist bei Modell A und auch bei Modell B ohne weiteres möglich^ 

 bei ersterem auch die Anwendung eines Einsteckdunkelfeldkondensors. 

 Da Modell B aber am Mattscheibenring des Abbe sehen Kondensors 

 hängt, der bei Benützung des Einsteckkondensors entfernt werden 

 muß, so ist es nötig, daß der Lampentubus bei Modell B am Ein- 

 steckkondensor durch einen eigenen kleinen Dunkelfeldhilfsring be- 

 festigt wird. 



Bei der Benützung der Beleuchtungseinrichtung als Präparier- 

 lampe ist zu berücksichtigen, daß der Lichtkreis durch Verschieben 

 des Hilfskondensors beliebig verändert werden kann. Brennpunkts- 

 distanz je nach der Einstellung 5 bis 20 cm von der Lampe. 



Bei der Mikrophotographie ist selbstverständlich auch die 

 Einstellung „stark" zu verwenden und auf genaue Zentrierung zu 

 sehen. Die Verwendung von Farbfiltern erfolgt am zweckmäßigsten 

 in der Weise, daß man sie in P'orm von runden Glasscheiben in den 

 Mattscheibenträger (bei Mikroskopen mit Modell A) oder in den 

 Lampentubus selbst (bei Verwendung von Modell B) einlegt. Die 

 Belichtung kann am einfachsten durch Benützung des Ausschalters 

 erfolgen, der am Transformator oder am Widerstandsbrettchen an- 

 gebracht ist. 



Dasselbe in bezug auf Lichtstärke und Zentrierung gilt auch 

 für das mikroskopischeZeichnen und auch für die Projektion. 



