270 Scheminzky: Universalmikroskopierlampe für Laboratorium. 40,3. 



Dabei ist zu beachten, daß der Planspiegel verwendet wird, und daß 

 dieser bei horizontalem Tubus genau unter 45^ nach abwärts sieht, 

 damit keine Verzerrungen auftreten. Sollte die Entfernung von Spiegel 

 zur Zeichenfläche zu gering sein, so daß nur ein kleines Projektions- 

 feld entsteht, so kann man es sofort vergrößern, wenn man das Mikro- 

 skop durch Unterschieben eines Buches und dergleichen höher hebt. 

 Die Projektionsfläche kann bis auf etwa 30 cm Durchmesser ausgedehnt 

 werden, ohne daß die für das Zeichnen nötige Lichtstärke allzu- 

 sehr leidet. 



Zusammenfassung. 



Es wird eine patentierte Universalmikroskopierlampe beschrieben, 

 die direkt am Kondensor des Mikroskopes angebracht wird. Die 

 Lampe besteht aus dem Lampentubus, der eine zentrierbare Spezial- 

 glühlampe und einen Hilfskondensor enthält. Die ganz leichte und nur 

 wenige Zentimeter lange Beleuchtungsvorrichtung ist überaus licht- 

 stark und kann in den allermeisten Fällen eine kleine Bogenlampe 

 ersetzen. Sie dient zur Beobachtung im Hellfeld, Dunkelfeld, im 

 polarisierten Licht und zur Vertikalillumination; man kann mit ihr 

 Mikrophotographien herstellen, Präparate projizieren und nachzeichnen 

 und sie auch als Präparierlampe benützen. Die Universalmikro- 

 skopierlampe mit ihren Nebenapparaten: Vorschaltwiderstand, bzw. 

 Transformator, Spiegelträger, Hilfsringen und Präparierstativ reicht 

 für die meisten Bedürfnisse des histologisch-biologischen Laboratoriums 

 vollkommen aus. 



[Eingegangen am 14. September 1923.] 



