40,3. Herzog: Einfach. Verfahren z. Markieren mikroskop. Präparate. 285 



immer genau gerade sind, ist es angezeigt, nur drei Anschlagstellen 

 zu wählen, um ein unbedingt sicheres Anpassen zu ermöglichen. Der 



1. 



Metallwinkel mit drei Anschlagstellen. Nat. Größe. 



etwas verbreiterte längere Schenkel des Winkels dient zur bequemen 

 Auflage der Tischklammern. Nach erfolgter Befestigung überzeugt 



2. 



Mattglasplatte mit annähernd zentrischem Bleistiftpunkt. Vergr. 100. 



man sich noch einmal flüchtig, ob die gewünschte Stelle des Präparats 

 zentriert ist bzw. ob der Objektträger wirklich ohne jeden Spielraum 

 an die Inuenränder des Winkels anstößt. Kleine Verschiebungen 



