236 Berek : Theorie d. Spiegelkondensoren f. Dunkelfeldbeleuchtung. 40, 3. 



nach den Untersuchungen von F. Jentzsch scheinen möchte. Sehr 

 deutlich geht dies aus einer graphischen Darstellung der Beziehung (4) 

 hervor. In Abb. 5 sind als Ordinaten die Intensitäten J' aufgetragen, 

 als Abszissen die unteren Grenzaperturen ; Intensitätskurven sind für 

 verschiedene tote Aperturbereiche A gezeichnet ; für die obere Grenz- 

 apertur ist 1*33 angenommen; ferner sind stets die gleiche Gesamt- 

 vergrößerung im Mikroskop und die gleiche Lichtquelle vorausgesetzt. 

 Nach der oben gegebenen Tabelle liegen die optimalen Werte der 

 unteren Grenzapertur sehr nahe um l'l. Die Abb. .5 lehrt nun, 

 daß auch für Grenzaperturen, die um + O'l vom mittleren optimalen 

 Wert l'l verschieden sind, die Intensitäten J' nur belanglos kleiner 

 sind. Viel wesentlichere Änderungen der Intensität treten dagegen, 

 wie ebenfalls aus der Abbildung ersichtlich ist, ein, wenn der tote 

 Aperturbereich sich um + O'l ändert. Man kann daher sagen, 

 daß die ausschlaggebende Rolle hinsichtlich derBild- 

 helligkeit lediglich der Größe des toten Apertur- 

 bereiches zukommt, und daß es im übrigen für die Bildhelligkeit 

 ziemlich gleichgültig ist, wohin man innerhalb des Aperturintervalls 

 von etwa l'O bis etwa 1'2 die untere Grenzapertur verlegt. Da es 

 mit Rücksicht auf besten Kontrast und hohes Auflösungsvermögen 

 vorteilhaft ist , die untere Grenzapertur möglichst hinaufzusetzen , so 

 dürfte nach den vorstehenden Untersuchungen der rationellste 

 Wert für die untere Grenzapertur bei 1"2 oder sogar noch 

 ein wenig höher liegen. 



Die sphärischen Aberrationen. 



Die bisher in der Literatur vorliegenden Untersuchungen über 

 den Grad der Strahlenvereinigung in Spiegelkondensoren behandeln 

 ausschließlich den Fall, daß der hintere Brennpunkt des Kondensors 

 in einem Medium liegt, dessen Brechungsindex gleich dem des Glases 

 ist. In der Praxis liegen wohl die Verhältnisse so, daß in der über- 

 wiegenden Anzahl aller Fälle das Einbettungsmedium nicht einen 

 dem Glas, sondern dem Wasser naheliegenden Brechimgsindex hat. 

 Infolgedessen ist die theoretisch fast ideale Strahlenvereinigung der 

 bisherigen Spiegelkondensoren in praxi in der Mehrzahl der Fälle 

 auch nicht annähernd realisiert. Eine allgemeine matliematische Dis- 

 kussion dieser Verhältnisse ist nicht angängig, da der Aberrations- 

 verlauf wesentlich von der Schichtdicke des Präparates abhängt. Ist 

 die obere Grenzapertur numerisch größer oder gleich dem Brechungs- 



