Band 40. Heft 3. 



NEW YüHK 



Bi)TVNlCAL 



Zur Theorie der Spiegelkondensoren für Dunkelfeld- 

 beleuchtung und Ultramikroskopie. 



Vervollkommnungen bisheriger Einrichtungen. 



Von 

 M. Berek 



in Wetzlar. 



Hierzu sechs Textabl)ilclungen. 



Als im Jahre 1903 H. Sibdentopf die Dunkelfeldmikroskopie aus 

 der Vergessenheit zu neuem Leben erweckte, stand hinsichtlich der 

 Anforderungen an die Apparatur zunächst die Forderung nach einer 

 mögHchst idealen Strahlenvereinigung im Dunkelfeldkondensor im 

 Vordergrund. Durch die Erfindung des bisphärischen Spiegelkondensors 

 von W. V. Ignatowsky und die sich hieran anschließenden speziellen 

 Ausgestaltungen dieses Kondensors zum Kardioidkondensor von H. Sie- 

 dentopf und zum konzentrischen Kondensor von F. Jentzsch ist das 

 Ideal der Strahlenvereinigung theoretisch nahezu erreicht worden. 

 Die praktischen Verhältnisse liegen zumeist etwas anders. Bevor wir 

 indes auf diese Dinge eingehen, wollen wir uns Fragen zuwenden, 

 die bis jetzt weniger Beachtung gefunden haben. 



^ Der tote Aperturbereich. 



C3 Alle im Gebrauch befindlichen Spiegelkondensoren sind so gebaut, 



daß sie zur Beleuchtung des Objekts einen kontinuierlichen Apertur- 



^ bereich vom Öffnungswinkel a« — a^ (Abb. 1) und zur Beobachtung 



"^ Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 40,3. 15 



