226 Berek : Theorie d. Spiegelkondensoren f. Dunkelfeldbeleuchtung. 40, 3. 



einen ebensolchen kontinuierlichen Aperturbereich vom Öffnungswinkel a^ 

 verwenden, wobei üq prinzipiell nur außerordentlich wenig kleiner als 

 Oj zu sein braucht, in Wirklichkeit aber wesentlich niedriger als a^ 

 ist. ^2 = 7^ • sin a^ nennen wir die obere Grenzapertur, Aj^ = n- sin a^ 

 die untere Grenzapertur des Kondensors ; Aq = ?i • sin a^ ist die 

 numerische Apertur des Beobachtungsobjektivs ; A = A^ — A^ ist der 

 tote Aperturbereich, d. i. dasjenige Aperturintervall, das weder 

 für die Beleuchtung noch für die Beobachtung nutzbar gemacht ist. 

 Der tote Aperturbereich bedeutet Verlust an Helligkeit und 

 Einbuße an Auflösungsvermögen. 



Die Größe dieses toten Aperturbereichs ist bei allen bisherigen 

 Einrichtungen für Dunkelfeld und Ultramikroskopie ganz erheblich. 



1. 



Grenzaperturen und toter Aperturbereich. 



Die Spiegelkondensoren der Firma C. Zeiss haben eine untere Grenz- 

 apertur von 1*10. Die Apertur der für die Dunkelfeldbeobachtung 

 empfohlenen Spezialobjektive ist 0'8o, der tote Aperturbereich also 

 0*25. Die Spiegelkondensoren der Firma E. Leitz werden mit der 

 unteren Grenzapertur 1*08 ausgeführt, die zugehörigen Spezialobjektive 

 mit einer numerischen Apertur 0*90; der tote Aperturbereich ist also 

 0'18. Es wäre ganz unrichtig, aus diesen Daten vergleichsweise 

 Schlüsse hinsichtlich des Wirkungsgrades beider Instrumentarien ziehen 

 zu wollen ; denn bei beiden Einrichtungen ist der tote Aperturbereich 

 über das primär erforderliche Mindestmaß hinaus absichtlich ver- 

 größert, sei es, um die Möglichkeit der Anwendung schwächster 

 Okulare mit großem objektivem Sehfeld offen zu lassen oder aus 

 Gründen des Kontrastes oder mit Rücksicht auf die Korrektions- 



