40, 3. Berek: Theorie d. Spiegelkondensoren f. Dunkelfeldbeleuchtung. 229 



die Austrittspupille des Beleuchtungssystems mit der Eintrittspupille 

 des Beobachtungssystems zum Zusammenfallen gebracht werden. Führt 

 man den Spiegelkondensor so aus, daß keine vignettierenden Blenden 

 innerhalb eines größeren Aperturintervalles Ä^ bis Ä^ wirksam werden, 

 so kann man mit dieser Einrichtung für jedes Objektiv einmal den toten 

 Aperturbereich praktisch auf Null reduzieren, dann aber auch den 

 wirksamen Aperturbereich der Beleuchtung beliebig ändern : man 

 kann z. B. unter Verwendung eines Beobachtungsobjektivs , dessen 

 num. Apertur 1*30 beträgt, mit 0*90 bis 1'33 beleuchten und fast 



ssss^sssr 



u==J^^^^^^ 



r^f,;hjy/}^iyAw^?^m 





J 



Vorrichtung zur Annullierung des toten Aperturbereiches. 



0'90 beobachten, oder mit I'IO bis l'SS beleuchten und fast I'IO 

 beobachten, oder mit 1-25 bis 1-33 beleuchten und fast 1*25 beob- 

 achten, oder nach Belieben anders. Mit dieser Ausführungsform ist 

 es mir gelungen, den toten Apertur bereich bis auf 0*02 

 zu reduzieren. Einer völligeu Reduktion auf den theoretischen 

 Wert Null steht der Astigmatismus und die mangelnde Aplanasie der 

 Pupillen im Wege. 



Einer fabrikationsmäßigen Herstellung dieser Einrichtung kommt 

 weniger Bedeutung zu, einmal wegen des sich verhältnismäßig hoch 

 belaufenden Verkaufspreises, dann aber auch deswegen, weil die 

 Ausnutzung der Vorteile dieser Einrichtung eine eingehendere Ver- 



