230 Berek: Theorie d. Spiegelkondensoren f. Dunkelfeldbeleuchtung. 40,3. 



trautheit mit den Grundlagen der geometrischen Optik erfordert, als 

 allgemein vorausgesetzt werden kann ; so darf zufolge der erzwungenen 

 Pupillenlagen eine besondere Regelung des Strahlenverlaufs zwischen 

 Lichtquelle und Kondensor nicht außer acht gelassen werden. Immer- 

 hin ist es ein interessanter Versuch, und die damit gemachten Er- 

 fahrungen kamen dem folgenden zugute. 



Wenn mau nämlich davon absieht, daß die Eintrittspupillen der 

 verschiedenen Mikroskopobjektive untereinander eine nicht genau 

 identische Lage gegenüber der Einstellebene des Mikroskops besitzen 

 — eine Vernachlässigung, die z. B. auch der Abbe sehe Beleuchtungs- 

 apparat für die Plellfeldmikroskopie sich zunutze macht — so läßt 

 sich schon eine ganz merkliche Verminderung des toten Apertur- 

 bereiches erreichen, wenn man für eine hinreichend gut de- 

 finierte und nicht zu ungünstig liegende Pupille im Konden- 

 sor sorgt. Bisher erfolgte die Aperturbegrenzung in den gebräuch- 

 lichen Spiegelkondensoren durch verhältnismäßig stark vignettierende 

 Blenden, so daß von einer gut definierten Pupille a priori keine 

 Rede sein kann. Man ist bisher anscheinend achtlos hierüber hin- 

 weggegangen, obwohl eine Besserung dieser Verhältnisse dem Prak- 

 tiker keinerlei Schwierigkeiten bereitet und sich eine Reihe ver- 

 schiedener Wege hierfür darbieten. Wenn man nun noch dafür 

 sorgt, daß in dem Spezialobjektiv die Pupillenlage derjenigen des 

 Kondensors möglichst gut konjugiert ist, so läßt sich auch mit Hilfe 

 dieser einfachen konstruktiven Mittel eine weitgehende Herabsetzung 

 des toten Aperturbereiches ei'zielen. Der hierdurch erzielte Mehr- 

 gewinn an nutzbarer Apertur kann für die Beleuchtung oder für die 

 Beobachtung verwertet, d. h. zur Erhöhung der Helligkeit oder des 

 Auflösungsvermögen verwandt werden. 



Wahl der Grenzaperturen. 



Die maximal zur Wirkung gelangende obere Grenzapertur 

 ist bekanntlich bestenfalls gleich dem Brechungsindex des Einbettungs- 

 mediums. In der Mehrzahl der praktischen Anwendungen werden 

 Objekte in Flüssigkeiten untersucht, deren Brechuugsindex von dem 

 des Wassers (1'33) nicht sehr verschieden ist. Ist der Kondensor 

 für eine wesentlich höhere Apertur als 1"33 korrigiert, so entstehen 

 bei der Beobachtung von Objekten in wässerigen Lösungen nicht 

 unbeträchtliche sphärische Aberrationsfehler, die die Güte des Kon- 

 trastes beeinträchtigen. 



