40, 3. Berek: Theorie d. Spiegelkondensoren f. Dunkelfeldbeleuchtung. 231 



Die Frage der rationellen unteren Grenzapertur liegt 

 komplizierter. In der Literatur ist diese Frage nur von F. Jenztsch 

 näher diskutiert , und zwar mit Rücksicht auf das Optimum der 

 Helligkeit. Er fand, daß die optimale untere Grenzapertur bei Ver- 

 wendung von wässeriger Lösung als Einbettungsmedium 0*944 ist^ 

 Tatsächlich liegt aber die untere Grenzapertur aller gebräuchlichen 

 Spiegelkondensoren nicht wesentlich höher, nämlich wie eingangs er- 

 wähnt bei 1*10 bzw. 1'08, Die Fabrikationsschwankungen scheinen, 

 wie ich mich durch Messungen^ überzeugt habe, bei beiden Fabri- 

 katen gering zu sein. Dagegen sind wiederholt beiderlei Herkunft 

 Ausführungen mit zentrisch unsymmetrischer Verteilung der Grenz- 

 aperturen beobachtet worden, die auf Zentrierungsfehler zurück- 

 zuführen sind. Welche Gründe dafür maßgebend gewesen sind, daß 

 weder in den Konstruktionen von H. Siedentopf, noch in denen von 

 F. Jentzsch der bislang als theoretisch richtig angesehene Wert für 

 das Optimum der unteren Grenzapertur in praxi eingehalten wurde, 

 darüber lassen sich nur Vermutungen anstellen. Rücksichtnahmen 

 auf den toten Aperturbereich und auf die Beobachtungsapertur mögen 

 hier maßgebend gewesen sein. 



Die Untersuchungen von F. Jentzsch basieren auf Intensitäts- 

 betrachtungen gleicher Art, wie sie zur Berechnung der Intensität 

 des mikroskopischen Hellfeldbildes angewandt werden, d. h, es werden 

 nur die Strahlungsgesetze berücksichtigt. Für die Dunkelfeld- 

 mikroskopie ist das unzureichend ; gerade so, wie bei der Intensitäts- 

 berechnung der Fixsternbilder im astronomischen Fernrohr muß auch 

 hier dem physikalischen Vorgang der Abbildung Rechnung getragen 

 werden durch Berücksichtigung der Beugungsaberrationen des 

 abbildenden Objektivs. 



Bedeutet i die spezifische Intensität der Lichtquelle für Licht 

 von der Wellenlänge Xq in Luft, so ist zunächst nach den Strahlungs- 

 gesetzen die Intensität der Objektfeldbeleuchtung 



1) Jentzsch, F., Verband!, d. Deutsch, phys. Ges. Bd. 12, 1910, S. 985/86. 



-) Für die Mitwirkung bei den Messungefi bin ich Herrn Dr. Fricke 

 zu Dank verpflichtet. Ausgeführt wurden die Messungen mittels eines 

 Immersionsapertometers nach C. Metz unter Zwischenschaltung eines Ob- 

 jektträgers normaler Dicke. Nach dem Abbe sehen Vorgang hat man hier- 

 bei vorzüglich zugleich Gelegenheit, die gute Erfüllung der Aplanasie- 

 bedingung in den bisphärischen Kondensoren und die recht großen Ab- 

 weichungen gegen die Sinusbedingung in den Paraboloidkondensoren zu 

 beobachten. 



