40,3. Berek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 249 



zu befriedigen. Diese Art eines dreigliedrigen Beleucbtungssystems 

 bedarf bei gleichfalls fixer Stellung der Lichtquelle für die ganze 

 Reihe der Mikroobjektive allein zweier Kondensorwechsel. Dieses 

 Beleuchtungssystem erscheint daher als die rationellste Lösung 

 der Maßstabsbedingungen. Es ist vom Verf. an dem weiter unten 

 beschriebenen neuen mikrophotograpliischen Apparat sowie an einer 

 neuen Mikroprojektionseinrichtung der optischen Werke E. Leitz ein- 

 geführt worden. 



Dem kritischen Leser wird aufgefallen sein, daß nach unserer 

 Darstellung dem Kondensor innerhalb des Beleuchtungssystems Okular- 

 funktionen zugewiesen wurden, während doch nach der bekannten 

 Anschauungsweise der Abbe sehen Schule der Mikroskopkondensor mit 



2. 



Die Präparatebene ist Symmetrieebene für den Strahlengang. 



einem umgekehrten Mikroskopobjektiv verglichen wird. Diese letztere 

 Anschauungsweise trägt dem Umstand nicht gebührend Rechnung, daß 

 das gesamte Beleuchtungssystem eine vorbestimmte Abbildung der 

 Lichtquelle vermitteln soll. Sie ist wohl auf rein äußerliche Analogien 

 in der Bauart starker Kondensoren und starker Objektive zurück- 

 zuführen. Der Vergleich eines Kondensors mit einem umgekehrten 

 Mikroskopobjektiv ist wohl angängig, wenn die Präparatebene eine 

 Symmetrieebene für den Strahlengang zwischen Kondensor und Mikro- 

 skopobjektiv darstellt. Diese Voraussetzung ist aber bei endlicher 

 Größe des objektiven Sehfeldes nur dann erfüllt, wenn die Eintritts- 

 pupille des Beobachtungsobjektivs im Unendlichen liegt (Abb. 2) ; das 

 ist in genügender Annäherung nur für die starken Mikroskopobjektive 

 der Fall. Liegt hingegen die Eintrittspupille im Endlichen, so ist die 

 Präparatebene nicht mehr Symmetrieebene für den Strahlengang (Abb. .3). 

 Ein zum Objektiv symmetrisches System, als Kondensor gebraucht, 



