250 Berek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 40,3. 



würde dann vignettieren (Abb. 4). Es läßt sich leicht allgemein zeigen, 

 daß die Aperturblende im Beleuchtungsapparat jeweils ihre Stellung 

 im Abstände 



s = 



IL 

 Pd 



3. 



Die Präparatebene ist nicht Symmetrieebene für den Strahlengang. 



von dem vorderen Brennpunkt des Kondensors haben soll. Ihre Lage 

 hängt demnach nicht allein von der Bauart des Mikroskopobjektivs 

 ab, sondern noch von der Brennweite /"« des Kondensors und vom 



Vignettierung bei Verwendung eines zum Objektiv symmetrischen 



Kondensors, 



optischen Intervall d im Beleuchtungssystem. Nur in dem Falle ist 

 sie von der Bauart des Objektivs allein abhängig, wenn dessen Ein- 

 trittspupille im Unendlichen (-P = oc) liegt; denn dann wird .s = 0, 



