40,3. Berek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 251 



d. h. die Aperturblende rückt in den vorderen Kondensorbrennpunkt 

 und kann dann durch die Irisblende des Abbe sehen Beleuchtungs- 

 apparates dargestellt werden. Für viele Objektive, namentlich die 

 scliwächeren, hat indes P endliche und relativ kleine Werte. Der 

 Abstand 5 ist dann für die schwächeren Systeme um so mehr von 

 Null verschieden, als, wie früher gezeigt, für diese Systeme auch d 

 kleiner und /!-, größer gewählt werden muß. Es verliert dann sowohl 

 die Irisblende des Abbe sehen Beleuchtungsapparates ihre Bedeutung 

 als Aperturblende, als auch würde ein umgekehrtes Mikroskopobjektiv, 

 als Kondensor benutzt, eine falsche Blendenlage im Beleuchtungssystem 

 besitzen. Der Vergleich eines Kondensors mit einem umgekehrten 

 Mikroskopobjektiv hat also nur für einen einzigen Objektivtyp eine 

 gewisse Berechtigung. Wir dürfen bei Bezugnahme auf die Dax'- 

 stellungen der Schule E.Abbes nicht vergessen, daß ihre Anschauungen 

 zu einer Zeit entwickelt worden sind, in der die mikroskopische Ab- 

 bildung unter stärksten Vergrößerungen vorzugsweise behandelt wurde. 

 Wie sehr diese ausschließliche Arbeitsrichtung nachhaltig auf die Bauart 

 der Mikroskope selbst bis auf den heutigen Tag eingewirkt hat, das 

 illustriert besonders der AßBESche Beleuchtungsapparat, der ja aus- 

 schließlich ein Beleuchtungsapparat für starke Systeme ist. Die Rege- 

 lung der Beleuchtungsverhältnisse für schwächere Systeme ist bis 

 heute im biologischen Mikroskop so primitiv geblieben, wie sie 

 vor Abbe war. In dieser Hinsicht ist das biologische Mikroskop 

 gegenüber dem Polarisationsmikroskop^ und dem Metallmikroskop' in 

 der Entwicklung des Beleuchtungsapparats zurückgeblieben. 



Anforderungen an den Korrektionszustand eines Beleuchtungs- 

 systems. 



Die Bedingungen, die ein Beleuchtungssystem hinsichtlich seines 

 Korrektionszustandes zu erfüllen hat, sind um so weniger zu ver- 

 nachlässigen, je kleiner die Lichtquelle ist und je mehr eine aus- 

 giebige Verwendung von Blenden zur Regelung der Beleuchtung in 

 Frage kommt^ Streng genommen, müßte dann die Strahlenver- 



1) Berek, M., Zweiblendenkondensor (Zeitschr. f. Krist., Bd. 55, 1920, 

 S. 620—622). 



2) LiHOTZKY,E., Patentschrift E.Leitz, Klasse 42 h (14), Nr. 378797 : 1921. 

 ») Scheffer, W., Wirkungsweise und Gebrauch des Mikroskops 



(Leipzig 1911, S. 55). 



