252 Berek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 40,3. 



einigung in allen Blendenebenen aberrationsfrei sein. Das ist aber 

 nach den Grundgesetzen, welchen die Abbildungsvorgäuge in Strahlen- 

 bündeln endlicher Apertur unterliegen, prinzipiell nicht zu erreichen. 

 Was sich praktisch erzielen läßt, ist lediglich eine aberrationsfreie 

 Abbildung der als Eintrittspupille für das Beleuchtungssystem wir- 

 kenden Blende im Präparat und eine aberrationsfreie Abbildung der 

 Lichtquelle in der Eintrittspupille des Beobachtungsmikroskops. Für 

 die Qualität der erstgenannten Abbildung ist der Korrektionszustand 

 des Kondensors ausschlaggebend , für die zweitgenannte Abbildung 

 der Korrektionszustand des gesamten Beleuchtungssystems. In praxi 

 wird die Erfüllung beider Korrektionsforderungen wesentlich erleich- 

 tert durch die besonderen Eigenschaften, welche den Mikroobjektiven 

 hinsichtlich Pupillenlage, num. Apertur und nutzbarem Bildwinkel zu- 

 kommen. Bei den starken Objektiven erfolgt die Abbildung der 

 Lichtquelle in der Eintrittspupille dieser Objektive zufolge des sehr 

 kleinen objektiven Sehfeldes dieser Objektive unter so geringer 

 Apertur, daß die Aberrationen in der Eintrittspupille ganz vernach- 

 lässigt werden können , dagegen ist die num. Apertur in der Prä- 

 paratebene groß. Hier ist also Hauptwert auf den Korrektions- 

 zustand des Kondensors zu legen. Bei den schwächsten Systemen 

 hingegen erfolgt die Strahlenvereinigung in der Präparatebene unter 

 geringer Apertur und in der Eintrittspupille dieser Objektive wegen 

 des großen Bildwinkels unter größerer Apertur; deshalb ist in Ver- 

 bindung mit den schwächsten abbildenden Systemen der Korrektions- 

 zustand des Kondensors allein weniger wichtig als vielmehr der Ge- 

 samtkorrektionszustand des Beleuchtungssystems in bezug auf die 

 Abbildung der Lichtquelle. Diese beiden Extremfälle umschließen 

 den Bereich derjenigen Mikrosysteme, bei welchen mittlere Verhält- 

 nisse vorliegen und daher weder die Korrektion des Kondensors für 

 sich noch die des gesamten Beleuchtungssystems rationeller Weise 

 vernachlässigt wird. 



Das Beleuchtungssystem neuer Art stellt auch in bezug 

 auf die Erfüllung der Korrektionsbedingungen die rationellste Lösung 

 dar, insofern als der darin vorhandene negative Bestandteil bei sonst 

 gleichen Hilfsmitteln günstigere Vorbedingungen für die Herbei- 

 führung sphärischer und chromatischer Korrektion bietet, als das 

 aus drei positiven Elementen bestehende Beleuchtungssystem, Colli- 

 mator -\- Fernrohr. 



