254 Berek: Beleuchtungsanordnungen für 3Iikrophotographie. 40,3. 



vor der Kamera aufgestellter Teile , z. B. des Mikroskops , aus- 

 geschlossen ist. Das Objektivbrett der Kamera ist mit Zahn und 

 Trieb einstellbar und besitzt Zeit- und Momentverschluß. Die Kas- 

 setten sind für Platten 24 : 24 cm eingerichtet und mit Einlagen für 

 andere Formate versehen. 



Bei der Auswahl der Hilfsnaittel zur Einstellung des Präparates 

 und seines Bildes wurde die Idee leitend , dem Arbeitenden 

 dauernd seine Stellung an d er Längsseite desTisches 

 zu belassen, damit während den Einstellungen sowohl das Prä- 

 parat wie auch alle beleuchtenden und abbildenden Teile stets auf 

 das bequemste gehandhabt werden können. Um das zu ermöglichen, 

 enthält zunächst die Stirnwand der Kamera eine durch Federdruck 

 zu öffnende seitliche Einblicksöffnung, welche das ganze 

 Plattenformat übersehen läßt. Dieser Einblick wird einmal benutzt 

 bei der groben Einstellung des Präparats, ferner bei der Einstellung 

 der Beleuchtung und schließlich beim Absuchen des Präparates. 

 Mittels dieses Einblicks kann das Bild auch während der Aufnahme 

 überwacht werden. 



Mit der Kamera kann nach Belieben ein Ansatzkasten verbunden 

 werden, der als seitlichen Einblick eine Fernrohrlupe zur Kon- 

 trolle der Feineinstellung enthält. Durch Betätigung eines Hebels 

 kann unmittelbar vor den Kassettendeckel eine Projektionswand vor- 

 geklappt werden, deren Mitte durch ein schwarzes Kreuz markiert 

 ist. Man stellt die Fernrohrlupe scharf auf diese Marke ein und 

 dann mittels der Mikroskopfeinbewegung das Präparatbild auf der 

 Projektionswand. Daß sich die Projektionswand einige mm vor der 

 Aufnahmeplatte befindet, ist, wie eine einfache Überlegung zeigt, 

 ganz belanglos. Z. B. wird bei lOOOfacher Vergrößerung im Bilde 

 der Fokusierungsfehler für einen Abstand von 10 mm zwischen 



Platte und Einstellwand , mm = 0*01 //. Diese Größe liegt 



weit außerhalb des Bereichs der möglichen Leistungen bei der Scharf- 

 einstellung mittels der Mikrometerschraube. Bei schwachen Ver- 

 größerungen wird zwar der Fokusierungsfehler zahlenmäßig beträcht- 

 lich größer, z. B. ist er bei lOfacher Vergrößerung j^-^ = 0*1 mm; 



man muß aber bedenken, daß auch die Tiefenschärfe der Systeme 

 mit dem Quadrate der reziproken Apertur zunimmt. Bei kleinen 

 und mittleren Balglängen ist während des Einblicks in die Fernrohr- 

 lupe die Mikrometerschraube des Mikroskops noch bequem von Hand 



