40,3. B er ek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 255 



erreichbar. Erst bei den größten Balgenlängen wird man sich im allge- 

 meinen einer Ferneinstellung für die Mikrometerbewegung bedienen. Die 

 neue hierfür vorgesehene Ferneinstellung schließt jeden toten Gang so- 

 wie eine selbstständige Veränderung der Einstellung aus. Sie kann bei 

 horizontaler und vertikaler Stellung des Mikroskops benutzt werden. 

 Als Beleuchtungseinrichtung ist das oben beschriebene Beleuch- 

 tungssystem mit neuem Kollimator variabler Brennweite benutzt. 

 Dieser „lichtstarke Spezialkollimator" sitzt mit der Licht- 

 quelle auf gemeinsamen Reiter. Als Lichtquelle dient entweder eine 



6. 



Vertikale Stellung der Kamera. 



zentrierbare Liliputbogenlampe mit Handregulierung oder Uhr- 

 werkregnlierung oder eine zentrierbare Punktlichtlampe. Ein 

 weiterer Reiter trägt Irisblende, Klemmhalter für Filter- oder 

 Kühlküvette und Ringhalter für Glasfilter oder Mattscheibe. Zu der 

 Beleuchtungseinrichtung gehört noch eine zu jedem Mikroskop passende 

 Zentrierfassung, in welche entweder für die starken Ver- 

 größerungen die üblichen Mikroskopkondensoren oder für die schwachen 

 und mittleren Vergrößerungen sog. Brillenglaskondensoren eingeschraubt 

 werden können. Auch läßt sich der Spiegelkondensor für Dunkel- 

 feldbeleuchtung in dieser Zentrierfassung benutzen. 



